( 304 ) 
Enfin, si l’on mesurait les retards à 40° du centre, on 
aurait, à une unité près, 
9235 € re € 256; 
178 < r, L 179 
et 
QV=— 5619/5058 225000705000 082 
De ce qui précède, il résulte que l’application pratique 
des formules (4) et (5) exige : 1° que l’on emploie des 
lames aussi épaisses que possible (*); 2° que l’on mesure 
r, et r, en des points situés aussi loin que possible du 
centre; 3° que la mesure soit effectuée à l’aide d’un 
compensateur donnant le 1/4, (**). 
* 
* x 
Cas où l’on compare des retards mesurés en des points 
inégalement distants du centre du champ. 
Les rayons qui ont traversé la lame sous l'angle « pé- 
nètrent dans la lentille hémisphérique du collecteur sous 
l'angle 6 donné par 
. ne 
. SM6f— —sinc, 
LV) 
n et n, étant respectivement les indices de la substance 
(*) En tenant compte de l'observation faite en note page 299. 
(*“*) Cependant la dernière expérience paraît pouvoir être réalisée 
même avec un compensateur ordinaire, car 1l est vrai que l’angle 
limite du gypse est de 41045, mais l’interposition d’un liquide entre 
la lame et la lentille de l'objectif peut faire monter cet angle jusqu’à 
8430’. La difficulté consiste dans la mesure du retard en des points 
aussi excentriques. . 
