( 320 ) 
+ 
» + 
L'avantage de cette méthode est que l’on peut y 
employer des lames très épaisses, et même plus l’épais- 
seur est grande, plus le résultat est sensible, car les som- 
mets de l’hyperbole noire se rapprochent du centre. Avec 
la méthode décrite au commencement de ce mémoire, il 
faut, au contraire, employer des lames assez minces pour 
être influencées par le quartz compensateur. En outre, 
cette nouvelle méthode se prête fort bien à la mesure de 
l'angle axial. 
k 
*X _*% 
Mesure de l'angle des axes optiques. 
Les formules (1) et (2) donnent, pour le retard en un 
point M des bissectrices superposées, où aboutit un 
rayon ayant traversé les deux lames sous l'angle «, 
R 
R — ra — Tr; — - 
sin” & cos 2V, 
COS «& 
formule dans laquelle R, est le retard au centre d’une 
seule lame ; on en déduit 
R cos « 1 
R, sin? « 
cos 2V — 
quant à l’angle x, si r est la distance OM mesurée au 
micromètre, il se calcule par la formule 
É n 
SN — —° 
Cu 
Voici deux expériences; le gypse convient particulière- 
ment : il suffit d'en briser entre les doigts une lame g! 
