(435) 
COMMUNICATIONS ET LECTURES. 
SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES 
DE RÉFRACTION. — Emploi du goniometre de Wollaston, 
sans adjonction d'aucun appareil spécial, pour la mesure 
des indices; par G. Cesàaro, membre de l’Académie. 
Dans cette méthode, au lieu de déduire l'indice de 
réfraction de la mesure de l’angle minimum de déviation, 
on se fixe d'avance la déviation 2x et l’on cherche les 
deux positions, l’une en deçà l’autre au delà du mini- 
mum, pour lesquelles le faisceau réfracté subit la dévia- 
tion 22; l’angle w, dont le prisme doit tourner autour de 
son arête pour passer de l’une de ces positions à l’autre, 
joint à l’angle + du prisme et à la valeur 2x de la dévia- 
tion, suffisent pour calculer l’indice. 
Corps monoréfringents. — Supposons qu'il s’agisse d’un 
corps 1sotrope et que l’on emploie le goniomètre ordi- 
naire à lunettes; la pratique de l'opération est très 
simple. Après avoir placé les deux lunettes sous l’angle 
22 (plus grand que le minimum de déviation), on donne 
au cristal un mouvement de rotation jusqu à ce que l’on 
obtienne la coincidence de l’image par réfraction de la 
fente du collimateur avec le trait du réticule de la lunette- 
