(136 ) 
viseur ; on fait une lecture au vernier mesurant la rota- 
tion du cristal, puis continue cette rotation, sans toucher 
aux lunettes, jusqu’à ce que l’on obtienne de nouveau la 
coïncidence ; une seconde lecture donne, par différence, 
l'amplitude w de la rotation. 
Calcul de l'indice. — Supposons que l'on parte d’une 
position dans laquelle la face réfringente est presque 
parallèle au faisceau lumineux incident ; en effectuant la 
rotation dans le sens de la flèche (fig. 1), l'angle d'inci- 
Fi. À, 
dence B, d'abord presque droit, va en diminuant et l'on 
arrive à une première position dans laquelle le faisceau 
lumineux qui émerge du prisme fait l'angle 2x avec le fais- 
ceau incident. Nous appelons x l’angle de réfraction à 
l'entrée du prisme, y l’angle d’émergence, 9 — x étant 
l'angle d'incidence relatif à la seconde réfraction. En 
continuant la rotation, après avoir dépassé le minimum 
de déviation, on rencontre une seconde position pour 
