(14) 
Si donc les deux lectures sont également probantes, et 
que l’écart est acceptable, on adoptera pour w la moyenne 
entre la valeur obtenue par la première lecture et celle 
tirée de (7), c'est-à-dire 
F AETS 
Q — 90° + = — 
2 - 
Corps biréfringents. — Dans le cas d’un corps biréfrin- 
gent, la relation (7) n'existe plus pour les rayons qui 
vibrent dans la section du prisme : l’ellipse principale 
ayant changé de position lors de la rotation w', l’angle € 
de la seconde position n’est plus que voisin de l'angle À 
de la première. Les deux lectures w et w' donneront 
donc, par les équations (6), les deux indices nx, nx, qui 
servent à calculer les indices principaux » et n// à l’aide 
des équations (3). De sorte que si les mesures sont sus- 
ceptibles de beaucoup de précision et que l’angle 2x est 
convenablement choisi, une seule expérience suffit pour 
obtenir les trois indices principaux. 
Goniomètre à axe horizontal, à trois lunettes. — 
M. A. Picart construit actuellement un goniomètre 
spécial, à limbe vertical (*). C’est un goniomètre de 
(*) Les personnes qui font un usage courant du goniomètre savent 
l'énorme différence qu'il y a entre la disposition de Wollaston et 
celle de Babinet au point de vue de la commodité et de la rapidité de 
placement du cristal, surtout lorsqu'il s’agit de très petits cristaux 
chargés de facettes : la principale difficulté dans la disposition de 
Babinet provient de ce que le cristal se trouve trop loin de l'œil, 
et c'est cêtte difficulté que j'ai voulu éviter en plaçant le limbe verti- 
