(443) 
Wollaston ordinaire, à axe horizontal, additionné d’un 
disque gradué immobile, parallèle au limbe du gonio- 
mètre, et largement évidé en son centre pour permettre 
le placement du cristal et la rotation de celui-ci et de 
son support. 
Sur ce disque (fig. 5) se meuvent trois lunettes : C est 
le collimateur-éclaireur à 
fente horizontale, E la 
petite lunette astronomi- 
que à tirage, réglée à l'in- 
fini, servant de viseur. La 
troisième lunette D est 
un collimateur servant de 
mire : verre dépoli, éclai- 
ré, avec trait de repère 
parallèle à la fente lumi- 
neuse du collimateur, pla- FG00, 
cé au foyer principal d’une lentille. Cette troisième 
lunette sert surtout dans le placement du cristal : après 
avoir fixé C et D à la distance angulaire 2x choisie, on 
relève la lunette E et l’on effectue le placement en 
mettant l’œil très près du cristal, comme dans le gonio- 
mètre de Wollaston ordinaire, et en prenant comme 
mires la fente lumineuse de C et le trait de repère de D; 
pour bien distinguer les images de ces mires, on peut 
calement et en employant une troisième lunette, qui sert de repère 
pendant l'orientation du cristal, orientation qui s'effectue sans 
employer la lunette-viseur. D'autre part, si l’on emploie un collima- 
teur, il faut bien employer comme viseur une lunette astronomique, 
car si l’on observe la fente lumineuse à l’œil, les rayons que l'on 
perçoit ne sont pas parallèles, et l’erreur d’excentricité n’est pas 
évitée. 
1907. — SCIENCES. 10 
