(444) 
interposer une loupe entre l'œil et le cristal. La bonne 
orientation du prisme étant obtenue, on amène E dans le 
prolongement de D, puis donne au prisme un mouve- 
ment de rotation non mesuré jusqu’à ce que l’image de C, 
vue par réflexion sur l’une de ses faces, vienne en coïn- 
cidence avec D; on continue alors la rotation avec le 
limbe gradué du goniomètre jusqu'à ce que l’image 
réfractée de C parvienne à la coincidence : on lit l’angle 
au limbe du goniomètre, puis continue la rotation dans 
le même sens jusqu’à ce que l’on parvienne à la seconde 
position de coincidence. 
EMPLOI DU GONIOMÈTRE DE WOLLASTON, SANS ADJONCTION 
D'AUCUN APPAREIL SPÉCIAL, POUR LA MESURE DES INDICES. 
C'est la partie essentielle de ma communication. Pour 
les mesures difficiles des angles des cristaux, le gonio- 
mètre de Wollaston est un outil précieux : dans des 
mains habituées, il permet de traiter des cristaux presque 
microscopiques, de chercher les incidences relatives à des 
facettes qui ne sont visibles qu'à la loupe et d'obtenir 
des résultats approximatifs là où un instrument plus per- 
fectionné ne peut rien donner. 
La méthode que je viens d'exposer à été imaginée 
pour essayer d'employer le même instrument dans toute 
sa simplicité, pour la mesure des indices, dans des cas 
analogues aux précédents, cas présentant des diflicultés 
pour l'orientation du cristal ou par la perception de 
l’image, et dans lesquels on peut se contenter d’un 
résultat approché. 
Les formules (6) résolvent le problème lorsque la dévia- 
tion 2x est connue; or, celle-e1 peut s’obtenir soit par 
une mesure directe, soit, ce qui est préférable, en appli- 
