(678 ) 
différents points du réticule, le phénomène devient 
confus. 
Comme il s’agit de minéraux connus, j'ai déduit 
l'épaisseur de la mesure du retard, qui s'effectue à l’aide 
d'une vis micrométrique (*); dans la position repré- 
sentée par la figure 1, donnant le rejet, la lecture faite 
à la vis donne en même temps le retard; on fait plusieurs 
lectures, en produisant successivement la croix noire et 
les deux croix violettes, lorsque la chose est possible 
(ou bien les lignes noires correspondant à }; — 62,8 et 
21, en surmontant l’oculaire d’un verre rouge); mais 
pour l'estimation du rejet, il faut opérer en lumière 
blanche. 
J'ai employé deux biseaux de quartz de puissance 
différente, biseaux que j'ai gradués très soigneusement 
en lumière convergente, en amenant au milieu du micro- 
mètre Klein deux raies d'extinction du rouge 62,8. Le 
premier biseau donne un retard représenté par 
R,— 167,5 — 2,25n, 
formule dans laquelle n est le nombre lu à la vis micro- 
métrique graduée en demi-millimètres (**) avec vernier 
donnant le centième de millimètre. Ce biseau ne peut 
_(*) Bull. de l'Acad. roy. de Belgique, 3e sér., t. XXVI, n° 8, 
pp. 208-227, 4893. | 
(**) On en conelut que l’angle a de ce biseau est donné exactement 
par to @— re Oo1T environ); c'est très approximativement 
900. 
le cas pour tous les biseaux que MAL. Scibert, de Wetzlar, fournissent 
avec leurs microscopes. 
