( 967 ) 
Dans l’exposé de ce procédé de dosage, nous examine- 
rons successivement les instruments nécessaires, les 
réactifs, la réaction spectrale appliquée au dosage, le 
mode opératoire, et, enfin, les résultats que nous avons 
obtenus. 
Les instruments. 
L'appareil spectroscopique dont nous nous servons 
est le spectrophotomètre de M. d’Arsonval, construit par 
la maison Pellin, de Paris. 
Il est constitué : 1° d’un spectroscope monoprisme; on: 
le choisit peu dispersif; l’intensité et la netteté des bandes 
d'absorption, en effet, semblent être inversement pro- 
portionnelles au pouvoir dispersif du prisme; 2 d’un 
photomètre, formé essentiellement de deux systèmes de 
collimateur, lentilles et prismes à réflexion totale, desti- 
nés à diviser exactement le champ du spectroscope en 
deux parties égales superposées. Les collimateurs sont 
en relation par une crémaillère mue par une vis gra- 
duée; on peut, de cette façon, éclairer identiquement les 
deux parties du champ : on est alors au zéro de la gra- 
duation; on peut également augmenter ou diminuer 
l’'éclairement d'une partie du champ en le modifiant 
proportionnellement dans l’autre partie. 
On éclaire l'instrument par réflexion, au moyen d’une 
forte lampe Auer ; on dispose devant les collimateurs un 
miroir destiné à y réfléchir les rayons de la source lumi- 
neuse. Nous adaptons devant les collimateurs un support 
1907. — SCIENCES. 64 
