(543) 
V. Willem (1), Bayliss et Starling (2), etc. : nous avons 
peine à croire que ces graphiques correspondent au 
même phénomène. 
Cette diversité tient en partie sans doute aux difié- 
rences individuelles des animaux qui ont servi aux expé- 
riences. Mais 1l est facile de se convaincre qu’elle dépend 
pour une part importante de la diversité des appareils 
employés pour recueillir les tracés de pression sanguine : 
à différentes reprises, J'ai exécuté l'expérience consis- 
tant à appliquer successivement chez le Chien, sur la 
même carotide, les manomètres de Fick, de Gad, de 
Hürthle, le tonomètre de von Frey et le sphygmoscope 
de Chauveau-Marey, et j'ai pu me convaincre que l’appa- 
reil employé est, en effet, pour beaucoup dans la forme 
du tracé recueilli. En soumettant ces différents enregis- 
treurs à des variations de pression de valeur connue 
(établir plus ou moins brusquement la communication 
avec un réservoir d’eau situé à 4 à 2 mètres de haut), j'ai 
constaté également que tous ces appareils peuvent donner 
des courbes plus ou moins déformées par frottement ou 
par inertie. 
J'ai songé alors à enregistrer la pulsation artérielle au 
moyen du sphygmographe à transmission aérienne, appa- 
reil dont 1l est facile de vérifier les indications par la 
méthode de Donders, et qui, d’après Donders, fonctionne 
d’une manière irréprochable lorsque les variations de 
pression ne sont pas trop brusques, et qu'il s’agit, par 
exemple, de recueillir des courbes analogues aux cardio- 
A4) Travaux du laboratoire de physiologie de Liége, t. V, p. 87, 
ann. 4893-1895. Aussi dans Arch. biol., XIV, 277. 
(2) Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Physiol., XI, 4894. 
