(544) 
grammes ou aux Sphygmogrammes normaux. J’ai fait ces 
essais au moyen du « contrôleur voor luchttransport » de 
Donders, construit par Kagenaar d’Utrecht. Le manie- 
ment de l’appareil a été décrit en détail par Donders (1) 
et par Hürthle (2). 
Les résultats que j'ai obtenus m'ont pleinement satis- 
fait : ils sont identiques à ceux que Donders a obtenus 
avec le même appareil et qu’il a figurés dans son travail. 
Je crois done que les tracés recueillis avec le sphygmo- 
graphe à transmission sur les artères du Chien sont bien 
près de rendre exactement les différentes phases de la 
pulsation. 
IT. — MODE OPÉRATOIRE. 
Toutes mes expériences ont été faites sur des Chiens 
anesthésiés par la morphine (1 centigramme par kilo- 
gramme d'animal) et le chloroforme, et couchés sur le 
dos, dans la gouttière de CI. Bernard. L’artère (carotide, 
crurale, aorte abdominale) était mise à nu, isolée sur 
une certaine étendue et pouvait être fermée provisoire- 
ment par une pince à pression appliquée du côté péri- 
phérique. 
La figure 1 représente la partie de l'appareil que lon 
applique à l'artère. La plaque P est glissée sous l’artère : 
celle-c1 vient se placer dans la gouttière g qui l’immobi- 
lise et lui fournit un point d'appui. La capsule à air C 
(à ressort intérieur) est abaissée graduellement, jusqu’à 
(1) Onderzockingen. Utrecht, 26 reeks, I, pp. 1-20, ann. 1867-1868. 
(2) Arch. f. d. ges. Physiol., LV, p. 323, ann. 1893. 
