(942) 
|. Appareil à dégagement d'hydrogène (fig. 2, ci-dessus). 
_— La partie essentielle est un appareil de Kipp A. y 
à en outre deux flacons laveurs B et C, et une cuve D. Le 
flacon B contient une solution étendue de sulfate de 
cuivre. Le flacon C contient de l’eau. La cuve D mesure 
25 centimètres de diamètre et 30 centimètres de hauteur, 
dimensions suffisantes pour permettre les diverses mani- 
pulations que l’on doit y effectuer. Elle est remplie d'une 
solution d'acide borique à 4 °. 
L'appareil de Kipp est relié au flacon B qui commu- 
nique d'autre part avec le flacon C. Le flacon CG est 
pourvu d’un tube coudé qui plonge dans la solution bori- 
quée de la cuve D. 
Le dégagement d'hydrogène est produit dans l'appareil 
de Kipp par l’action de lacide sulfurique chimiquement 
pur dilué au sixième sur le zinc en grenaille dit chimi- 
quement pur, action qu'il convient d’exciter par laddi- 
tion d’un peu de sulfate de cuivre. L'hydrogène passe de 
là dans le flacon B où ilse débarrasse des dernières traces 
d'hydrogène arsénié qui auraient pu s'échapper de 
l'appareil de Kipp. Il arrive ensuite dans le flacon C où 
il subit un dernier lavage et finalement est conduit sous 
l’eau de la cuve D. 
2. Flacon (fig. 5, À, ci-après). — Le flacon de verre, 
gradué au crayon gras, est à large goulot. JT mesure une 
capacité de plus de 1 litre. Cette capacité est suffisante, 
semble-t-il, pour que l’appauvrissement du mélange 
gazeux en oxygène, occasionné par la respiration élémen- 
taire des tissus de l’œil, ne diminue pas d’une façon trop 
marquée la proportion d'oxygène contenue dans le mé- 
lange gazeux. 
Ilest muni d’un gros bouchon obturateur B en liège. 
