( 670 ) 
mécanisme de l’anéroide, pour comprendre que, prati- 
quement, le procédé devait conduire à des résultats 
illusoires. 
En 1880, M. Mascart proposa, dans le même but, 
l'emploi du baromètre-balance. 
Plus tard, en 1894, M. Ch.-Ed. Guillaume, le savant 
directeur adjoint du Bureau international des poids et 
mesures, fit ressortir l'utilité de la comparaison des indi- 
cations du baromètre à mercure à celles de l’hypso- 
mètre. 
C’est à l’éminent professeur de Christiania, M. Mohn, 
directeur de l’fnstitut météorologique norvégien, que l’on 
doit les premières tentatives couronnées de succès dans 
cette direction. Pour obtenir des résultats susceptibles 
d'application, la température du point d’ébullition de 
l’eau devait être déterminée avec une précision que seuls 
les progrès réalisés en ces dernières années dans la 
fabrication du verre et dans l’étalonage des thermo- 
mètres rendaient possibles. 
Il est inutile d'analyser dans ce rapport l’étude si 
importante que M. Mohn à consacrée à l'examen de cette 
question. 
Le problème que s’est posé le savant norvégien est de 
déterminer avec quelle précision la correction de gravité 
peut être mesurée en se servant des indications simulta- 
nées du baromètre à mercure et de l’hypsomètre, la 
valeur de g étant connue d’une façon indépendante par 
des observations du pendule. 
La précision du procédé étant établie, le problème 
inverse pouvait être abordé : Déduire, de la comparaison 
des mesures de la pression atmosphérique obtenues à 
l’aide de l’hypsomètre et du baromètre, la valeur de la 
