(727) 
mètre, ce qui est facile à vérifier, les deux équations don- 
neront 
Dans le galvanomètre d’Arsonval, le décrément loga- 
rithmique est constant; par conséquent, on peut écrire : 
ou 
Mais nous avons supposé que le temps de la rotation 
de la bobine est négligeable, ce qui n’est pas tout à 
fait exact. Pour la première approximation, on peut 
se contenter du résultat acquis; pour être plus exact, il 
faut faire des corrections relatives au temps de la rota- 
tion. 
Comme le montre le photogramme, l'installation se 
compose d’un arc électrique renfermé dans une lanterne 
de projections à deux objectifs. 
Les deux faisceaux projetés sont employés : l’un pour 
éclairer la couche d’or renfermée dans une chambre noire, 
l’autre pour éclairer le miroir du galvanomètre, en pas- 
sant d’abord par une fente dans un écran noir interposé 
entre la lanterne et le galvanomètre. | 
Le premier objectif est muni d’une cuvette contenant 
une solution d’alun qui réduit l’action calorifique de E 
source. 
_ Le cadre mobile porte sur son axe un obturateur en 
feuille d'aluminium. 
La chambre noire est munie d’un volet qu’on ouvre 
un instant avant la mise en rotation du cadre. 
