348 
den Wert extrafocaler Aufnahmen mit parabolischen 
Spiegeln.« 
Die erlangten Resultate lassen sich in Kürze, wie folgt, 
zusammenfassen: 
I. Auf Grund der Crocket’schen Formeln für die Bildfehler 
eines parabolischen Spiegels wurden für die Einfallswinkel 
0:1,0°2...1:0° und für die Zonen auf dem Spiegel mit den 
Radien 20, 40, 60... .200 mm die Bildfehler für die Brennweite 
a Be 
f= Im numerisch bestimmt und in eine Tafel vereinigt. Der 
Übergang auf die Verhältnisse anderer Instrumente bewerk- 
stelligt sich in einfacher Weise durch Multiplikation mit der in 
Metern ausgedrückten Brennweite. Die so gewonnenen Werte 
gelten für Zonen gleichen Öffnungswinkels. 
II. Es wurde die Verschiebung der einzelnen Bildpunkte 
berechnet, die dadurch entsteht, daß die photographische Platte 
um I mm aus dem Brennpunkte gerückt wird, und die ge- 
wonnenen Zahlen ebenialls in eine Tabelle vereinigt. Die 
Zahlen gelten sofort für andere Instrumente bei gleichem 
Öffnungswinkel der Zonen. Für Aufnahmen 2,3,4... mm 
außerhalb des Brennpunktes sind sie mit 2,3,4... zu multi- 
plizieren. | 
II. Es wird gezeigt, daß man die Orientierung der in 
ellipsenähnliche Figuren auseinandergezogenen Sternbilder 
dazu verwenden kann, die Plattenmitte zu bestimmen. In dem 
durchgeführten Beispiel ist diese Bestimmung mit einer Ge- 
nauigkeit von + O'1 mm gelungen. 
In einer kritischen Distanz von der Plattenmitte macht sich’ 
die Plattenneigung in der Orientierung der Bildung störend 
bemerkbar. Ein Versuch, dieselbe gleichzeitig mit der Platten- 
mitte zu bestimmen, verlief resultatlos. 
IV. In den extrafocalen Bildern der Sterne erkennt man 
den Schatten der in der Mitte des Spiegelrohres angebrachten 
Kassettenfassung als lichten kreisrunden Fleck, der so gut 
definiert ist, daß er eine erhebliche Einstellungsgenauigkeit’ 
gewährt. Infolgedessen zeigen sich extrafocale Aufnahmen zu 
Positionsbestimmungen geeignet, während focale Aufnahmen 
dazu vollständig unbrauchbar sind. 
