“u 
»wahrscheinliche Erwartungszeit« nennt, und berechnet diese 
Größen für eine von Svedberg angewendete Versuch& 
_ anordnung, bei welcher die Veränderlichkeit der in einem 
gewissen Volumen befindlichen Anzahl von Emulsionsteilchen 
studiert wurde, sowie auch für ein zweites Beispiel, welches 
sich auf die automatische Entmischung von Luft in Sauerstoff 
und Stickstoff bezieht. Die kolossalen Unterschiede der Wieder- 
kehrzeit je nach Art der näheren Umstände erklären es voll- 
kommen, wieso die Diffusionsprozesse im makroskopischen 
Gebiet als irreversibel gelten müssen, obwohl sie im mikro- 
skopisch Kleinen reversiblen Chrakter besitzen und obwohl 
die Formeln für die Wahrscheinlichkeit gewisser Verände- 
rungen auch für umgekehrte Zeitfolge gelten, wie der Ver 
fasser in dieser Arbeit eigens nachweist. 
Dr. Gottfried Dimmer übersendet eine Arbeit aus dem 
Laboratorium der k.k. Normal-Eichungskommission in Wien. 
mit dem Titel: »Über den Fadenfehler von Quecksilber 
thermometern bei bewester Luft. | 
Werden die Angaben eines Thermometers mit heraus- 
ragendem Faden nach der Formel 
Rk—= na(t, —1t,) 
(k Korrektion, n Anzahl der herausragenden Grade, «& schein- 
barer Ausdehnungskoeffizient des Quecksilbers im Glase, 4 
Ablesung am Thermometer, t, Ablesung am Hilfsthermometer 
in der halben Höhe des herausragenden Fadens) korrigiert, 
so bietet die genaue Bestimmung von , dann Schwierig- 
keiten, wenn unregelmäßige Luftbewegungen vorhanden sind. 
Man kann deren Einfluß dadurch unterdrücken, daß man von 
vorneherein mittels eines Ventilators einen konstanten Luft- 
strom über den herausragenden Faden und das Hilfsinstrument 
leitet. Durch besondere Versuche konnte nachgewiesen werden, 
daß dieser Methode nicht nur kein prinzipielles Bedenken - 
entgegensteht, sondern daß sie für die einzelne Messung eine 
erhöhte Genauigkeit gewährleistet. 
