(78) 
déterminant le méridien astronomique; après avoir 
obtenu l’angle azimutal correspondant à ce dernier, on 
ramène l’axe optique de la lunette sur la pointe de l’ai- 
guille aimantée, on fait la lecture du nouvel angle 
azimutal qui, par différence avec le premier, donne la 
déclinaison. Pour corriger les erreurs de collimation de la 
lunette, de collimation du pivot (le pivot de l'aiguille ne 
se trouvant pas dans le plan vertical de l’axe optique de 
la lunette), de collimation de l'aiguille (laxe magnétique 
de l'aiguille ne coïncidant pas avec l'axe de figure), on 
conduit l’observation de déclinaison comme suit : 
Les observations astronomiques étant terminées, on 
connaît, par les calculs de la dernière soirée, la déviation 
azimutale de l’axe optique de la lunette et, par consé- 
quent, l’azimut vrai de la direction déterminée par l’axe 
optique de la lunette du théodolite; on suppose que 
l'instrument est resté sur son trépied jusqu’au moment 
de l'observation de déclinaison, ou qu’un jalon a été 
planté la veille fixant la position de l'instrument, cercle 
à l’est, par exemple. 
En ce qui nous concerne, nous avons évité les visées 
sur jalon; chaque fois que la chose était possible, nous 
laissions linstrument sur son trépied entre la dernière 
observation astronomique et la détermination de décli- 
naison. 
De cette façon, le cercle étant par exemple à l’est, 
nous n'avions qu’à lire l’azimut indiqué pour avoir l’azi- 
mut de l’axe optique de la lunette; en retournant 
l'instrument cercle à l’ouest, les deux angles d’azimut, se 
modifiant de 180°, restaient en réalité les mêmes; seule 
la déviation azimutale changeait par suite de la collima- 
üon. Nous avions donc à appliquer la déviation azimutale 
pour le cercle à l’ouest et à prendre la moyenne. 
