QULDE 
dessous du point de congélation, pour y remonter brus- 
quement dès la formation du premier cristal. Ce surrefroi- 
dissement, plus ou moins considérable suivant les hiquides, 
influe nécessairement sur la valeur du point de congéla- 
tion observé. Ce dernier sera d'autant plus bas que le 
surrefroidissement aura été plus considérable, puisqu'une 
cristallisation plus abondante concentre d'autant Île 
liquide. 
JL v a donc tout avantage à régulariser cette partie de 
l'opération, ce qui n’est possible que par amorçage. On 
se sert à cet effet d’une petite spatule en platine portée 
sur manche en verre, conservée sèche dans un tube à 
réaction plongeant dans le bain réfrigérant. Quand la 
température du liquide à congeler se trouve à environ 
0°,5 sous le point de congélation supposé, on recueille 
vivement, au moyen de cette spatule, un cristal microsco- 
pique de glace à la surface externe du bain réfrigérant, 
qui en est chargée. En même temps, on retire l’agitateur 
interne. Le cristal de glace est déposé rapidement sur 
l'anneau de platine de ce dernier et plongé dans le 
liquide à congeler. I faut que le cristal de glace soit très 
petit, à peine visible, et que le transport s’effectue rapide- 
ment pour éviter sa fusion. Dans ces conditions, la dilu- 
tion du milieu résultant de ce faible apport de glace est 
absolument sans effet sur la valeur du point decongélation 
observée. C’est ce que prouve d’ailleurs la concordance 
des chiffres obtenus dans plusieurs déterminations succes- 
sives du point de congélation d’un même échantillon de 
liquide. 
Un point sur lequel il est bon d'attirer l'attention, 
c'est la nécessité absolue," pour obtenir des résultats 
