(:715 ) 
exacts, d'introduire toujours dans léprouvette centrale 
une même quantité de liquide, de façon que la hau- 
teur de ce dernier soit constante. De plus, l'agitation 
doit être absolument régulière, ce à quoi l’on arrive en 
comptant au début, au moyen d’un chronomètre, le nom- 
bre de va-et-vient opérés en un quart de minute par 
exemple. On parvient facilement, en s’observant ainsi, à 
s’habituer à une vitesse uniforme. Dans mes opérations, 
la moyenne était trente excursions par quart de minute 
environ. L’amplitude de ces excursions doit également 
être rigoureusement réglée, ce qu’il est facile d'obtenir 
en prenant des points de repère sur l'échelle du thermo- 
mètre de Beckmann. Faute d'observer ces précautions, il 
peut y avoir des écarts de ®,01 à 0°,02 entre deux déter- 
minations suecessives. 
Au contraire, par l’observation rigoureuse de ces 
détails opératoires, on en arrive à une grande concor- 
dance entre les différentes valeurs successives trouvées 
pour le point de congélation d’un même liquide, et les 
différences ne dépassent habituellement pas 0°,005, à 
moins qu’il ne survienne des modifications dans la com- 
position du liquide au cours des opérations, ce qui est 
notamment le cas pour les liquides organiques riches en 
acide carbonique dissous. 
Il est également bien entendu que dans toute détermi- 
nation précise, il faut déterminer tous les jours, et même 
deux fois par jour, quand la suite des opérations est 
longue, le zéro du thermomètre. 
Dans une première série d'opérations, 1l fut procédé à 
la détermination du point de congélation de quelques 
liquides organiques prélevés chez cinq chiens. On com- 
