( 608 ) 
appareil de Beckmann dans lequel l’échelle du thermo- 
mètre embrasse 100°. Il expose à une erreur considérable 
(qui peut atteindre 5°), due au fait que toute la colonne 
liquide, ou à peu près, est en dehors du liquide dont on 
mesure la température. Or, le coefficient de dilatation 
apparent du toluol est très grand; il en résulte que l’er- 
reur, négligeable dans un thermomètre de Beckmann, 
dont l’échelle n’a d’ailleurs que quelques degrés, devient 
très importante 1cI. 
Il n’est pas possible d’établir a priori la correction à 
faire, car toute la colonne thermométrique n’est pas à la 
même température; la partie se trouvant dans le vase à 
doubles parois a évidemment une température variable et 
qu’il est impossible d'apprécier avec quelque exactitude. 
J'ai cherché une formule de correction empirique, conve- 
nant aux conditions opératoires que j'avais adoptées et 
dont l’exactitude a été établie par comparaison. J’ai trouvé 
ainsi que la valeur à retrancher des indications du ther- 
momètre était donnée par l'expression 
(C — 10) (t — ti) 
1000 ? 
C étant la hauteur, exprimée en degrés, de la colonne 
thermométrique émergée, t la température lue et /, la 
température du laboratoire à 10 centimètres au-dessus de 
l'appareil. La formule donne des résultats exacts à 0°,1 
près pour le thermomètre employé, c’est-à-dire compa- 
übles avec le degré de précision de l'instrument. 
Le tableau ci-dessous donne les résultats que j'ai 
obtenus. Il comprend l’ensemble de cinq séries de 
