150 COMPTE RENDU DES TRAVAUX 
Dans le mémoire présenté le 13 février à l'Académie 
des sciences, M. Villeneuve a établi ce principe: 
dans tous les baromètres de M. Gay-Lussac , la varia” 
tion de la température intérieure de l'appareil peut être 
exactement mesurée à l’aide des variations de niveal 
des deux branches du siphon barométrique. 
Dans son nouveau travail, M. de Villeneuve dé 
montre que le même principe s'applique à tous les ba 
romètres, de forme quelconque, dans lesquels la sectiof 
de la partie supérieure du baromètre est dans un rap” 
port constant avec la section de la partie inférieure. 
De sorte qu'avec trois observations fondamentales: 
on peut calculer, dans ces baromètres, le rapport des 
sections des deux extrémités, et par suite le coefficient! 
de la dilatation apparente du liquide barométrique: 
ces données, on peut toujours déduire, par l’observati®" 
des niveaux inférieur et supérieur de l'appareil, la te 
pérature intérieure. Par une réciprocité évidente, conl” 
nue M. deVilleneuve, je concluede ces prémisses que” 
l’onobserve exactement la température intérieure dela 
pareil et les variations de niveau d’une des extrém! 
du baromètre, on pourra calculer aisément, S0i! { 
niveau du mercure à l’autre extrémité, soit la pres” 
barométrique totale et réduite à 0. Les observat" 
barométriques ainsi calculées offrent donc beau? 
He bé ne elles 
plus de facilité, de rapidité et d’exactitude que © ‘ 
obtenues par la méthode ordinaire , et l'opération # 
mérique n'offre pas beaucoup plus de difficultés que 
réduction des observations directes à la température 
la glace. mené 
Tout l'appareil barométrique se trouve ainsi 74 
à la lecture du niveau d’une seule branche duS!P ] 
barométrique, et à celle d’un thermomètre A6 
