A.22 ANGLES AZIMUTAUX. 
Sur à cercles utilisés en Amérique, { sont sortis de l’atelier même des Brunner, 
le cinquième a été construit par M. Huetz à l'atelier de précision du Service géo- 
graphique. Pour chacun d’eux la valeur angulaire « d’une division du niveau a été 
obtenue par l’éprouvette à niveau Brunner du Service géographique (‘); la valeur 
angulaire K du pas de la vis micrométrique de l’oculaire a été fréquemment déter- 
minée sur le terrain même en mesurant l’angle compris entre deux points bien nets 
se présentant ensemble dans le champ, d’abord à l’a de du cercle azimutal par la 
méthode ordinaire, puis uniquement à l’aide de la vis micrométrique en fixant 
l’alidade à microscopes et la ‘unette dans une position invariable par la vis de 
pression de la pince du cercle. 
Voici les valeurs des constantes « et K adoptées pour la réduction des observa- 
Uons : 
Dates 
de Dates 
fabrication. des observations (2). Observateurs. CA K. 
Cerele azimutal Brunner n° 1... 1870 novembre r901-février 1904 Perrier | 
septembre 1g04-mars 1905 Lallemand ha: \ 
1! Fi4 Ce | 5,29 
novembre-décembre 1905 Peyronel | ‘ 
février-avril 1906 Durand | 
» n°2, 1872 octobre 1901-févrior 1903 Lacombe | 
avril-septembre 1903 Lallemand x 
} ; le AS: 08 ANS 
octobre-décembre 1903 Maurain | 
mars-aoûL 1904 Lallemand 
» Ds 4 MATE août 1902-juin 1903 Maurain 311 É 3,69 
octobre 1905-mai 1906 Perrier 12,91 ) 3,66 
» n°4... 11385 avril 1904-février 1906 Peyronel 15,10 3,64 
Cercle azimutal Huelz n° 1 ...., 1890 janvier-avril 1906 De Fonlongue 31,26 5,38 
Étant données les conditions toutes spéciales dans lesquelles se sont exécutés 
les transports et vu les circonstances atmosphériques supportées aux stations 
élevées de la Cordillère, l'emploi du cercle azimutal grand modèle a présenté 
quelques particu'arités qu’il n’est pas inutile de signaler. Dans les opérations géodé- 
siques normales, en France comme en Algérie et Tunisie, cet instrument se trans- 
porte en deux boîtes ; la première contient la lunette, la deuxième le cercle et l’ali- 
dade à microscopes qui ne se séparent jamais : la plaque de bronze par laquelle 
l’alidade repose sur la pointe de l’axe d’acier du cercle reste constamment en 
place, ainsi que la pince à vis de pression. Il eût été impossible, en Équateur et au 
Pérou, de transporter à dos d'animal la seconde boîte qui ne pèse pas moins de 6815 et 
(!} Voir pour la description de cet instrument : Perrier, volume du Mémorial précité, p. 32 et 33. Une 
division du tambour de l’éprouvette vaut 1” sexagésimale, soit 3",086{ centésimales. 
(?) Les dates indiquées sont celles des premières et dernières observations faites par les divers officiers avec 
chaque instrument. 
(*) Fiole cassée au moment du vol de la caisse de l’alidade. Voir p. A.93 
