A.2 ANGLES AZIMUTAUX. 
des microscopes, correspondance de l'index avec eux et leur rég'age sur quatre 
traits équidistants du limbe). On en fera autant pour les réglages ndispensables 
avant toute suite d'observations (horizontalité de l’axe des tourillons, réglage 
des micromètres des microscopes). 
La lecture V, du tambour de la lunette correspondant à l’axe de collimation 
nulle était souvent déterminée. Quand elle n’a présenté en une station que de 
faibles variations, les calculs de cette station ont été faits en adoptant une valeur 
moyenne constante de V,. Dans le cas contraire chaque suite d’observations a été 
réduite en prenant la valeur particulière de V, correspondante. 
On faisait, chaque fois qu’on observait, plusieurs déterminations de la correction 
de tare des microscopes dans les régions du limbe utilisées. Grâce à l’excellence 
des instruments et aux réglages très soignés des microscopes, le plus souvent la 
valeur absolue de cette correction, pour une minute (centésimale) de l’appoint, n’a 
pas dépassé quelques millièmes de seconde (centésimale). Elle a été constamment 
inférieure à o',3 pour plus de la moitié des observations et a atteint, seulement 
pour une dizaine de groupes d'observations, des maxima de 1" environ. 
Chaque observation d’un signal comprenait en principe : lecture du niveau dans 
la position vis à gauche (droite) de l'observateur et retournement du niveau, une 
dizaine de pointés au double fil mobile, lecture de l'index et des quatre microscopes, 
lecture du niveau vis à droite (gauche). Quand l’image du signal manquait de fixité, 
on augmentait parfois le nombre des pointés au fil mobile, par exemple en enca- 
drant les lectures de l’index et des microscopes entre deux séries de 10 à :0 pointés 
chacune. On donne ici l'exemple d’une page de carnet d’observations : 
