APPLICATION AU RÉSEAU GÉODÉSIQUE DU NOUVEL ARC ÉQUATORIAL. 107 
Erreur moyenne d’une observation de direction (1)......... m=—+6\453 = +92"ogo 
ne ; » 09 
Erreur moyenne d’une observation de couple qui serait 
exempte de toute erreur de division (1)................. DE 0000 EEE 855 
Erreur moyenne de division totale d’une direction observée(!) à = + 2\ 196 = Ho!712 
; : : < : m 
Erreur moyenne d’une direction finale (1)...:... ME ie 0 0220) MONO 
J ) vi ? 
{l 
En prenant pour unité de poids le poids d’une observation de couple ou d’une 
observation de direction faite à l’aide d’un cercle azimutal du type Brunner frères 
ou Huetz à quatre microscopes (diamètre du cercle : oM,42), l'erreur moyenne d’une 
observation de direction effectuée avec cet insirument, telle qu’elle résulte de l’en- 
semble des déterminations exécutées par la méthode des angles, étant + 5,223 (?), 
on a pour les observations au théodolite précédentes : 
Poids d’une observation de direction (comprenant deux visées, l’une 
in x ; : Le 5,223 )2 ; 
dans la position cercle à droite, l’autre dans la position cerele à gauche) — ss — 0000: 
3499) 
Péidsd'anedirectinsinales ten Ent nement ns 0) 05b%4 10,620: 
77. Stations où les observations astronomiques d’azimut ont été effectuées au cercle 
azimulal à quatre microscopes ou au théodolite à microscopes. — Comme l'indique le 
Tableau de la page 102, la direction de la mire méridienne lointaine nord dont le 
capitaine Maurain avait, en octobre-novembre 1901, de 18 Panecillo, déterminé 
azimut astronomique, fut aussitôt reliée par le lieutenant Perrier, le 3 et le 4 dé- 
cembre suivant, à la direction Pambamarea de la triangulation, par la mesure à 
l’aide du cercle azimutal à quatre microscopes Brunner frères n° !, à 20 réitérations, 
de l'angle (Pambamarca-Mire méridienne nord). Mais le 5 juillet 1902, avant que les 
autres observations azimutales aient été faites à Panecillo, c’est-à-dire avant que la 
direction du signal (mire), élevé sur le sommet de Pambamarea, et déjà observé par 
le lieutenant Perrier, ait été complètement rattachée aux autres directions issues 
de Panecillo, le capitaine Lallemand constata, de Quito, la disparition de ce signal; 
il avait été, au mois de mai, complètement détruit par les Indigènes, ainsi que les 
repères qui eussent permis d’en reconstituer le centre. A la fin du mois de septembre 
suivant, le capitaine Maurain constata également la destruction du pilier et du repère 
qui marquaient l'emplacement du collimateur optique ayant servi de mire méri- 
dienne. Il fallait donc reprendre complètement toutes les opérations ayant pour 
objet la détermination des azimuts astronomiques des signaux de la triangulation 
observés de Panecillo. Afin d'éviter la réinstallation laborieuse d’une station de cercle 
méridien et de cercle azimutal, le capitaine Maurain a opéré, en novembre 1902, par 
une méthode spéciale, à l’aide d’un seul instrument, le cercle azimutal à quatre mieros- 
copes Brunner frères n°3 : l’azimut astronomique d’un collimateur optique, servant 
(*) Pour la définition et le calcul de ces erreurs, voir Tome III, fascicule 4 : Angles azimutaux; troisième 
Partie: Calcul des erreurs, conclusions. 
(?) Tome III, fascicule 1 : Angles azimutaux, p. C.19. 
