106 DES PLANIMÈTRES 
395. Cette lecture donne immédiatement la surface cherchée lors- 
que la pointe E a été fixée en dehors de la surface à calculer. Si, au 
contraire, la pointe E a été fixée dans l’intérieur de cette surface, il 
faut ajouter à l'indication de l'instrument un nombre constant qui est 
gravé sur la tige À à côté du trait qui affleure l'extrémité de la cou- 
lisse. | | 
36. Supposons, pour éclaircir les explications qui précèdent, que 
l'on ait fait arriver à l’extrémité de la coulisse le trait marqué 
100€ 1"" : chaque division de la roulette D indiquera une surface 
parcourue de 100 millimètres carrés. Si, après avoir parcouru le 
contour de la figure, la roue G imdique 3, et la poulie D 47,8, la 
surface sera 347,8 unités, soit 100 < 347,8 — 34780 millimètres 
carrés, lorsque la pointe E aura été fixée en dehors de la figure. Sila 
pointe a été fixée dans l’intérieur, il faudra ajouter à la lecture 347,8 
le nombre 1912,6 qui se trouve gravé en face du trait 100[["”, 
en sorte que la surface sera 2260,4 unités, 
soit 100 XX 2260,4 — 226040 millimètres carrés. 
37. Il faut prendre garde que lorsque la pointe E est placée dans 
l'intérieur de là figure, l'indication de l'instrument peut être néga- 
tive, en sorte qu'il faut alors la retrancher du nombre constant. 
Pour éviter l'inconvénient de s’assurer si la lecture est positive 
ou négative, on peut procéder de la manière suivante : 
Au lieu de ramener l'instrument à zéro avant de quitter le point 
de départ, on en fait la lecture, qui serait 235,4 par exemple. 
On parcourt le contour de la figure avec le traçoir, et quand on 
est arrivé exactement au point de départ, on fait une seconde lec- 
ture, soit 475,8. On ajoute à cette lecture le nombre constant 1912,6, 
ce qui donne 2883,4 et l’on retranche de cette somme la première 
lecture 235,4, ce qui donne 2153,0 unités, soit 215300 millimètres 
carrés. L’indication de l'instrument équivaut à une indication néga— 
tive quand la seconde lecture est inférieure à la première. 
38. Dans l'évaluation de grandes figures, la roue G peut faire 
plusieurs tours dans le,sens direct; il est donc nécessaire d'observer 
combien de fois le zéro de cette roue passe devant l'index, dans un 
sens ou dans l’autre. f | 
39. Le grand avantage que cet instrument possède sur les précé- 
dents, c’est d'être applicable à plusieurs échelles et plusieurs unités 
de mesure, tandis que les planimètres d’Oppikofer et de Wetli ne 
peuvent s'adapter qu'à une seule échelle. Il permet.en outre de tenir 
compte, par le mouvement de la tige À dans sa coulisse H, du degré 
hygrométrique du papier. 
