438 N. Cybulski: 
Spannung als zur Muskeluntersuchung anwenden; dadurch wird 
aber die Empfindlichkeit des Galvanometers so stark herabgesetzt. 
daß selbst bei einer 500—900-fachen Vergrößerung die Ausschläge 
noch immer verhältnismäßig gering bleiben. Infolgedessen müßte 
man auf dem Wege von Versuchen und Proben, geradezu im dun- 
keln tappend, diejenige Spannung des Fadens ausfindig machen, 
bei welcher einerseits die Schwingungen schnell genug vor sich 
gehen, um bei der kurzen Dauer der Ströme im Nerven einen 
ausreichenden Ausschlag zu erzielen, und anderseits die Empfind- 
lichkeit des Galvanometers stark genug ist, damit die Fadenaus- 
schläge eine die Analyse der erhaltenen Kurve zulassende Größe 
erreichen. 
An meinem Galvanometer habe ich diejenige Aufstellung am 
vorteilhaftesten gefunden, bei welcher die Empfindlichkeit unter An- 
wendung des Zeiss’schen Okulars II (Vergrößerung 480-fach) 
18:10”? betrug (Widerstand des Fadens — 7500). Bei dieser Emp- 
findlichkeit konnte man bei der Erregung von Kaninchen- und 
Hundenerven sowohl durch Einzelreize wie bei Tetanisierung des 
Muskels ohne weiteres beträchtliche Ausschläge erhalten. Die ein- 
zelnen Nerven des Frosches gaben aber selbst bei der proximalen 
Ableitung so schwache Ausschläge, daß die Kurven zur exakten 
Analyse ganz ungeeignet waren. Erst 4 oder 6 Nerven, demselben 
Elektrodenpaar parallel aufgelegt, vermochten eine gute Kurve zu 
geben, so daß es klar wurde, daß die zweite der Anwendung des 
Einthoven’schen Galvanometers erwachsende Schwierigkeit in dem 
sroßen Widerstand im Nerven selbst liegt. Indem ich es mir vor- 
behalte, in einer später zu erscheinenden Publikation ausführlich 
über die Anordnung der Experimente sowie über die Versuche 
selbst zu berichten, möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz die 
an den Nerven der genannten Tiere erzielten Ergebnisse mitteilen. 
Der Nerv war selbstverständlich an unpolarisierbaren Elektroden von 
einer besonderen Gestaltung angelest, um sowohl die Durchträn- 
kung mit Zinksulfat als die Eintroeknung zu verhüten. Zur Rei- 
zung dienten gleichfalls unpolarisierbare Elektroden, mit einem In- 
duktionsapparat verbunden. Die Distanz zwischen den Ableitungs- 
und den Reizungselektroden betrug 15—30 mm und sogar noch 
mehr, der Abstand der beiden Ableitungselektroden voneinander 
10—15 mm. Es wurde entweder vom Querschnitt und von der 
Oberfläche oder aber von zwei Stellen derselben in einer Entfer- 
