sa 
può girare concentricamente all'asse ottico del cannocchiale, da qualunque parte possa 
abbisognare. 
I fili tesi sul diaframma posto nel foco del Dialite sono sei; cinque paralleli 
tra loro, ed un sesto perpendicolare ai primi, che passa pel centro del campo. Paral- 
lelo a questo vi è un settimo filo, teso sopra un telajo d’acciaio, una delle cui estre- 
mità termina in una vite micrometrica, movibile mediante una madrevite munita di 
testa o tamburo diviso in 100 parti, con relativo indice: e siccome mediante una lente 
si possono leggere i decimi di parte, si ha che la lettura può estendersi sino ad un 
millesimo della rivoluzione della vite. 
Questo micrometro non è interamente adatto alla misura delle stelle doppie. Non 
vi è che un solo filo mobile mediante la vite micrometrica, l’altro ad esso parallelo 
è fisso: quindi per quante distanze si prendano, la coincidenza dei due fili è sempre 
la stessa, e non si ha modo di compensare le misure facendole cadere in punti diversi - 
della vite. 
me I Siccome più innanzi sarà necessario richiamare i diversi 
fili del reticolo, dirò che non prenderemo a considerare che: 
lì tre fili centrali B, C, D paralleli fra loro, il filo fisso EQ 
perpendicolare a B, C, D, ed il filo mobile MN parallelo ad 
M N 
4 EQ (fig. 1°). 
Due reticoli ho adoperato nel corso delle misure micro- 
metriche. Il primo servì per le osservazioni che feci dal di- 
cembre 1851 sino al 16 aprile 1852. Dopo, essendosi allentati 
due fili, attaccai un nuovo reticolo, accrescendo un poco la 
distanza fra i tre fili centrali. Questo nuovo reticolo servì per tutte le misure micro- 
metriche che feci in Napoli, dal maggio 1852 sino al settembre del 1858, epoca alla 
quale fu chiusa la serie delle osservazioni col Dialite. 
Dipendentemente dal modo di misurare gli angoli di posizione (che descriverò 
più sotto), è necessario che nel reticolo li tre fili B, C, D, siano, per quanto è pos- 
sibile, esattamente perpendicolari al filo ®Q od al suo parallelo MN; o per lo meno 
bisogna conoscere di quanto deviano, per poter tenerne conto nella deduzione dell’angolo. 
Pel primo reticolo, la perpendicolarità dei tre fili fu verificata mediante l’iden- 
tico sistema usato per determinare l’angolo di posizione ('); colla sola differenza che 
adoperai unicamente dè Ursae Minoris in luogo di altre stelle. Il breve tempo che 
questo reticolo rimase in uso non mi permise di usare altri modi di verificazione. 
Pel secondo reticolo, oltre a questo stesso sistema, feci una verificazione sopra 
oggetti terrestri che diede ottimi risultati; ed un'ultima verificazione feci parecchi 
anni dopo mediante il circolo di posizione del Rifrattore di 7 pollici di Merz, e della 
quale non mi è più riuscito di trovare il foglio volante sul quale avevo notati i ri- 
sultati. Solo rammento benissimo che, con mia grande soddisfazione, tutti li tre fili 
B, C, D, si trovarono essere assai bene perpendicolari al filo MN, e di certo più 
precisamente di quello che risultavano esserlo cogli altri due modi. 
B_C D 
(') Sopra questo punto importante non si poterono trovare altre dichiarazioni, che sarebbero 
state necessarie. Ep. 
