INTRODUZIONE. 
Breve descrizione del Dialite di 5 pollici. 
Il telescopio del quale mi sono servito per le osservazioni di stelle doppie, è un 
eccellente Dialite costruito dal celebre Simone Plòssl di Vienna. Il diametro del- 
l’obbiettivo è di met. 0,1354, e la sua distanza focale di met. 1,675. È fornito di 
cinque oculari negativi. Poi per l’uso micrometrico c’è un’altra serie di tre oculari 
positivi, dei quali ho sempre usato il più forte, che dà vn ingrandimento di 300 
(in numeri rotondi): e con questo oculare sono state fatte, senza eccezione, tutte le 
osservazioni che citerò in seguito. 
Malgrado le sue piccole dimensioni, questo telescopio dà immagini di una pre- 
cisione singolare, e senza raggi o appendici. Purchè l’aria sia tranquilla, le stelle 
doppie Lucide di 1"0 di distanza, si vedono distintamente separate: e nel fatto mi è 
riuscito di osservare l’angolo di posizione di non poche Lucide dei due primi ordini 
di Struve, con una esattezza che non aveva aspettato. L’acromatismo si può dire 
perfetto. 
La montatura è parallatica, e di quelle a corto asse, usate dai costruttori te- 
deschi. Lo strumento è fornito di due circoli: uno orario e l’altro di declinazione; 
ciascuno ha due nonii a cartella, coi quali sul circolo orario si leggono li 4%, e su 
quello di declinazione si leggono li 15”; suddivisione questa più che sufficiente. Am- 
bidue questi circoli si muovono dall’osservatore mediante apposite bacchette a doppia 
snodatura, che si innestano all’ estremità della vite continua, che ingrana nella 
dentatura del circolo orario, ed a quella della vite per piccoli moti, adattata al circolo 
di declinazione. 
L'intero apparato parallatico è fissato in cima ad un fusto di legno tagliato sotto 
l'angolo di 40° 50' (altezza del Polo a Napoli), il quale alla sua volta è portato 
da tre robuste gambe (anch’esse in legno di faggio impellicciato di mogano) li cui 
piedi sono incastrati ed avvitati alle estremità di tre raggi (pure in legno), che par- 
tono da un centro comune, e fanno tra loro un angolo di 120°, dimodochè il fusto 
verticale viene ad essere portato da una specie di tripode piramidale equilatero. A 
ciascuna delle estremità dei tre raggi è adattata una forte vite verticale; 1’ intero 
strumento riposa così sulle punte delle tre viti, colle quali si può livellarlo sia nel 
senso del meridiano, sia in quello del primo verticale. Manca peraltro il modo di 
