Ne 
Vergasungsrohr vor dem Versüche von Gasresten völlig zu befreien, 
nicht ganz leicht zu lösen, jedenfalls bei der üblichen Anordnung 
"mühsam. 
er ıDie lomannschen Fläschchen sing! denn auch bei neueren Ar- 
Deiten nach dieser Methode !) durch verschlossene oder mit 
kapillarer Oeffnung versehene Kügelchen ersetzt worden, nament- 
lich. bei Versuchen mit leichtflüchtigen Stoffen. 
Eigene Vorlesungsversuche legten mir eine Abänderung des 
‘gebräuchlichen Verfahren nahe, welche die Einführung zugeschmol- 
zener Kügelchen in das Veerdampfungsrohr, auch bei Messungen der 
_ Dampfdichte bei Zimmertemperatur, ferner die Füllung mit Queck- 
silber nach .Beschickung des Rohres mit der Substanz, und zwar 
unter vollkommenem Ausschluß von Luftspuren, endlich Messungen 
mit derselben Substanzmenge unter verschiedenen Drucken ge- 
‚stattet. 
= im’ Verlaufe längerer N errersuche entstand dann eine Appa- 
tatur, deren genaue Beschreibung hier unterbleiben und einem 
späteren Berichte über die Ergebnisse systematischer Uhnter- 
suchungen damit vorbehalten werden möge. 
Das Prinzip ist kurz folgendes: Das geteilte Verdampfungs- 
rohr erhält am oberen Ende einen Schliffstopfen mit Quecksilber- 
dichtung. Durch ihn kann das Rohr mit einer Hochvakuumpumpe 
evakuiert werden. Die Substanz wird in einem. zugeschmolzenen 
Glaskügelchen vor dem Evakuieren eingeführt und nach dem Aus- 
‚pumpen und Füllen mit Quecksilber durch Zertrümmern des Kügel- 
_chens mit Hilfe eines magnetischen Hammers in Freiheit gesetzt. 
h Die Quecksilberwanne, in der das Rohr steht, befindet sich selbst 
wieder in einem evakuierbaren Gefäß (Vakuumexsikkator). Da- 
durch wird erreicht, daß entsprechend der Aenderung des über der 
Quecksilberwanne befindlichen Luftdrucks auch der Druck im Ver- 
dampfungsrohre in ziemlich weiten Grenzen verändert und damit 
eine ganze Reihe von Messungen bei verschiedenen Drucken mit 
_ derselben Substanzmenge angestellt werden kann. 
_ Die Apparatur (Demonstration) wurde bisher nur für Ver- 
‚suche bei Zmmertemperatur eingerichtet und erprobt. Ihre Verwen- 
dung zu Versuchen mit Heizung durch Flüssigkeitsdämpfe dürfte 
kaum grundsätzlichen Schwierigkeiten begegnen. 
Ueber die in Aussicht genommenen Versuche zur Ausführung 
‚von Präzisionsbestimmungen der Dampfdichte soll opt berichtet 
werden. 
e 1) W. Ramsay ad B.D. Steele, Ztschr, f. physik. Chem, 44, 348 (1903); 
5. a. M. Reinganum, ebenda 48, 697 (1904). 
