7 
là dove fu spinta, appena muti senso il suo moto, bastano 
a trasformare il nuovo termometro a gaz in un termo- 
metrografo a massimo e minimo , preferibile a quelli 
adoperati sin qui. — Un magnete ordinario può servire 
a ricondurre le lancette in contatto coll’indice senza 
aprire il recipiente del termometro. — Quanto al trasfor- 
marlo in un fermometro-grafico, a indicazioni intermittenti 
o continue, nulla vè di più agevole purchè si faccia 
portare dall’asse dell'indice uno specchietto verticale, 
contro del quale batta un raggio di luce proveniente da 
una lampada fissa, il quale per riflessione urti poscia un 
foglio di carta fotografica scorrente con mote uniforme 
in un piano perpendicolare a quello di riflessione del 
raggio. — Se si temesse d’alterare con quel raggio lu- 
minoso e perciò caldo, l’indicazione del termometro si 
potrebbe magnetizzare l’indice del barometro, e farlo 
agire attraverso il ricettacolo che lo racchiude, sovra un 
ago astatico sospeso nell’aria al disopra del termometro, 
| e portante un leggerissimo specchietto di vetro argentato. 
— Il nuovo termometro a gaz potrà essere utilissimo 
specialmente negli osservatorii meteorologici, nelle ascen- 
sioni aerostatiche, negli scandagli, e in tutti quei casi 
nei quali sarebbero incerte le indicazioni dei termometri 
ordinari a mercurio, ad alcool, metallici, od elettrici. 
— La sua mole sempre considerevole, è il solo ostacolo 
che si opponga a poterlo usare in ogni genere di ricerche. 
Secondo l’ordine del giorno, il Cav. Prospero RrcneLmy, 
Relatore d'una Commissione, legge un parere intorno ad 
una Memoria del sig. Carlo Resto, Prof. di Fisica nel 
R. Liceo di Genova, ed avente per titolo : Descrizione e 
