b 
Codesto modo consiste nel chiudere ermeticamente un 
gaz (aria, azoto, idrogeno ecc.) secco, in un recipiente 
di metallo contenente un barometro aneroide. Una lastra 
di vetro quasi a contatto col quadrante e coll’indice del 
barometro permette di leggerne le indicazioni. Le va- 
riazioni della temperatura facendo variare la forza ela- 
stica del gaz chiuso nel recipiente, inducono modifica- 
zioni corrispondenti nel barometro aneroide, il quale 
perciò segna aumento di pressione quando il gaz si ri- 
scalda, indebolimento invece quando il gaz si raffredda. 
E facile il graduare siffatto termometro, sia paragonan- 
dolo con un termometro tipo, a diverse temperature, sia 
ponendolo nel ghiaccio fondente e nel vapore dell’acqua 
bollente sotto la pressione di 760", Un sol punto della 
scala basta d’altronde per rivelarla tutta quanta, sapen- 
‘dosi che ogni grado di temperatura centigrada aumenta 
o scema la forza elastica d'un gaz perfetto di 2"",7 circa 
(20, 562 se la pressione iniziale era di 700"®; 2mm 800 
se la pressione era di 765"). is 
La dilatazione del recipiente ha una piccolissima in- 
fluenza sulle indicazioni dello stromento, anche quando 
si adoperi per farlo un metallo assai dilatabile come 
l’ottone (l’aria si dilata 67 volte più dell’ottone, e 148 
volte più del vetro). — I cambiamenti di volume del- 
l'apparecchio barometrico si possono ritenere quasi in- 
sensibili. — Tanto però della dilatazione del serbatoio, 
quanto del volume variabile del barometro si può tener 
conto nel graduare lo strumento. Due lancette mobilis- 
sime di acciaio o di ferro infilate sul pernio che: porta 
l'indice del barometro, e così disposte che questo non 
possa muoversi in un senso o in un altro senza spingere 
davanti sè una delle due lancette, che poi abbandona 
