— 60 — 
Si ottiene quindi 
p s 
eco= + 1.9= + 0.074 a cannocchiale diretto, 
co= — 1.9.= — 0.074 ” rovesciato. 
Determinata la costante di collimazione ey, quelle relative ai fili ideali aventi 
per letture le medie di quelle fatte sui 5 fili o suì 7 fili centrali o su tuttii 9 fili, 
venivano calcolate col seguente specchietto : 
Cannocchiale diretto Cannocchiale rovesciato 
N s 
Cs = Cv — 0.086 Co= — Cv + 0.086 
Ca = Cy + 0.219 co — ev— 0.219 
co= cv +4 0.199 Co= — cy — 0.199 
L'errore medio di ogni singola determinazione di e risultò sempre all’incirca di 
una parte di micrometro = 08.04: l'errore medio del valore risultante da sei de- 
terminazioni, eseguite nel modo suesposto, era quindi di 05.016 circa. 
La costante c venne sempre determinata tanto in principio che in fine di ogni 
serata d'osservazione, ritenendosi in generale la media dei due valori iniziale e finale. 
Nei casì in cui risultò abbastanza rilevante la differenza fra questi due valori, si ritenne c 
variabile linearmente col tempo. 
L'illuminazione del campo del cannocchiale si ottenne per mezzo di due grandi 
lanterne a petrolio, situate l'una ad Est e l’altra ad Ovest, a notevole distanza dallo 
strumento (circa 3 metri). La luce emanante da ciascuna di esse era raccolta in un 
fascio di raggi paralleli da una prima lente biconvessa, situata in prossimità della 
lampada, e poi concentrata sull'estremo dell'asse di rotazione del cannocchiale da una 
seconda lente di grande distanza focale. I fili del reticolo riescivano così illuminati 
sempre in modo centrale ed uniforme. Per la lettura della livella e del cerchio cer- 
catore si adottò una lampada elettrica a mano, provvista di interruttore, in guisa da 
poterne avere la luce solo nei pochi secondi necessarî a ciascuna lettura. 
$ XIX. — Metodi di osservazione e di calcolo. 
Il metodo di osservazione fu informato al principio di confidare il meno possi- 
bile nella stabilità (per quanto provata) dello strumento. Perciò le stelle venivano 
scelte in modo da avere due gruppi completi ed indipendenti di osservazioni, l'uno 
a cannocchiale diretto, l’altro a cannocchiale rovesciato, ciascun gruppo essendo costi- 
tuito da una stella cireumpolare per la determinazione dell’azimut (o della costante x), 
da una o più stelle zenitali, da una o più stelle equatoriali. 
Gli istanti dei passaggi delle stelle sotto i fili del reticolo venivano trasmessi 
elettricamente, per mezzo di un tasto a mano, a un cronografo sistema Hipp, distinto 
da quello già considerato, ma collocato nella stessa sala, ove una persona, a tal uopo 
incaricata, sorvegliava l'andamento delle penne e della striscia. Un filo telefonico man- 
teneva la comunicazione fra l'osservatore e la persona al cronografo. 
