— 180 
S XVII. — Costante di collimazione. Illuminazione. 
Per la determinazione della costante di collimazione e si fece uso di due colli- 
matori, ‘situati nel meridiano l'uno a Nord e l’altro a Sud, effettuando il rovescia- 
mento del cannocchiale. L'uso dei due collimatori ha per oggetto di eliminare l'errore 
dovuto ad una eventuale variazione dell’azimut, prodotta dal rovesciamento. I colli- 
matori, aventi la distanza focale di 0".33, sono a tratti brillanti in campo oscuro: 
questi sono forniti da un vetrino piano a faccie parallele, ricoperto su una faccia da 
uno strato sottilissimo d'argento, nel quale, per mezzo della macchina a dividere, 
vennero incisi dei tratti paralleli. Le immagini luminose nettissime di questi tratti, 
fornite da una lampadina elettrica collocata di fronte al vetrino, all'imboccatura del 
collimatore, si puntano con grande precisione per mezzo del filo micrometrico mobile. 
Usando tre di tali tratti per ciascun collimatore, e puntandoli successivamente, si pos- 
sono ‘avere sei determinazioni contemporanee della costante c. 
Se cy è il valore della costante e corrispondente alla visuale del filo V (filo cen- 
trale), se Ly è la lettura micrometrica fatta puntando il filo stesso col filo mobile, 
ed L la media delle letture ottenute puntando uno stesso tratto del collimatore, nelle 
due posizioni del cannocchiale, si ha 
© Ly L a cannocchiale diretto 
ee=—(Lly—-L) ” ” rovesciato. 
Per dare una chiara idea del metodo sempre seguìto nella presente determina- 
zione, si riporta qui un esempio numerico. Nelle colonne contrassegnate colle cifre I 
IL III sono riportate le letture micrometriche fatte sui tre tratti luminosi dei 
collimatori. 
Collimatore Sud. 
I II III 
Oculare Est 11290 1289.0 14510 
3 es 8680 1202.0 1040.5 
Medig —1246.0 1945.5 1945.75 
Collimatore Nord. 
D P p 
Oculare Est 1000.0 1351.0 1698.0 
” Ovest 1494.5 1143.0 798.0 
Medie 1247.25 1247.0 1248.0 
p 
Lettura micrometrica sul filo V. Ly = 1248.5 
Media delle sei precedenti medie L = 1246.6 
