— S0 — 
I fili sono numerati nell'ordine in cui essi sono incontrati dall'immagine di una 
stella al suo passaggio superiore, quando il cannocchiale è nella posizione diretta 
(oculare Est). 
Valore della parte del micrometro oculare 05.0389. 
Alla grande livella venne apportato un leggiero perfezionamento, avente per 
oggetto di togliere od almeno di rendere costante l'errore di assestamento della bolla, 
dovuto alla viscosità dell'etere solforico. Ad una sua estremità venne applicata una 
vite per mezzo della quale si spostava ogni volta la bolla dello stesso numero di 
parti della graduazione, lasciandola poi libera a sè: si conseguiva così il risultato 
di far pervenire la bolla alla sua posizione d'equilibrio, non solo sempre nel senso 
crescente della graduazione (lo zero essendo laterale), ma anche sempre con iden- 
tica velocità. i 
Il valore della parte della grande livella venne determinato replicate volte, adot- 
tando due diversi sistemi di misura. Nel primo sistema si fece uso dello stesso istru- 
mento dei passaggi, tramutato, coll’aggiunta -di due pezzi, in un sensibilissimo com- 
paratore di livelle. Il sostegno dello strumento è costituito da due solidi pezzi trian- 
golari di ghisa, l'uno fissato al pilastro, l'altro poggiante sopra il primo per mezzo 
di tre viti ABC, disposte in modo da formare un triangolo isoscele colla base 
AB =336%.65 e l'altezza CD = 839,29. In prossimità del vertice C viene fis- 
sato, alla porzione superiore del sostegno, un pezzo d'acciaio, portante tre piccoli piani 
di cristallo, sui quali si appoggiano le punte del piede di uno sferometro, disposto 
in modo che l’asse della vite di misura coincida coll’asse della vite C. Alla porzione 
inferiore del sostegno viene adottato un altro pezzo d'acciaio, col mezzo del quale alla 
punta della vite dello sferometro viene affacciato un piano d'agata. La livella da 
studiare viene adagiata sulla parte mobile superiore del sostegno parallelamente alla 
perpendicolare CD; per mezzo della vite C si fa ruotare questa intorno all'asse AB 
variandone l'inclinazione, mentre gli spostamenti verticali dell'estremo C si misurano 
collo sferometro. 
Altre determinazioni furono fatte con un comparatore di livelle della Società Gi- 
nevrina: non essendo però questo per sè stesso troppo preciso, si studiò preventiva- 
mente il passo della vite, determinandone l'errore periodico. Con queste precauzioni 
si pervenne ad ottenere risultati paragonabili ai primi. Tutte queste determinazioni 
ebbero anche per effetto di mostrare la soddisfacente equabilità di curvatura della 
livella. 
S XVII. — Costante d’inclinazione. Conicità dei perni. 
La costante d'inclinazione è (elevazione sull'orizzonte dell'estremo Ovest dell'asse 
di rotazione del cannocchiale) si determinava così: Fissato il cannocchiale in attesa 
del passaggio di una determinata stella, se ne notava la distanza zenitale, poi con- 
dotta la bolla alla posizione d'equilibrio colla precauzione sopra accennata, si facevano 
le letture E ed O sugli estremi della bolla situati verso Est e verso Ovest rispetti- 
vamente; rovesciata la livella si facevano le nuove letture E' O'. La livella chiama- 
