SEA 
ralmente si eseguì un maggior numero di esperienze elementari coi pendoli a palle 
leggiere, i quali sono maggiormente influenzati dal mezzo ambiente, ed hanno le ampiezze 
d'oscillazione più rapidamente decrescenti. Volendo poi ritenere variabile entro i limiti 
più ristretti possibili il numero complessivo delle oscillazioni, venne in generale ese- 
guita, coi pendoli lunghi, una esperienza elementare in più che coi pendoli corti 
(Vedi i Quadri riassuntivi). 
$ XVI. — Osservazioni astronomiche. Strumento dei passaggi: livella. 
Le durate degli intervalli d'esperienza e delle oscillazioni, determinate coi metodi 
precedentemente esposti, erano riferite all'orologio Dent, mantenuto esso pure a tem- 
peratura costante nella sala del pendolo, onde evitare gli errori eventuali di compen- 
sazione. Le osservazioni astronomiche, per regolare il pendolo Der, furono eseguite 
con uno strumento a passaggi trasportabile della casa Bamberg di Berlino. 
Esso è montato nel giardino adiacente alla Scuola degli Ingegneri, sopra un 
solido pilastro in muratura della forma di un tronco di piramide quadrangolare a 
spigoli smussati, colla base maggiore in basso, e la base superiore costituita da un 
parallelepipedo di travertino avente il lato di m. 1,10. Il pilastro è profondato per 
m. 3,50 nel sottosuolo del giardino, pesa circa tre tonnellate e poggia sopra un grosso 
strato di sabbia mista a carbone, avente per oggetto di smorzare i piccoli mevimenti 
vibratori del terreno: esso è di più isolato dall'osservatore, il quale si muove sopra 
una specie di terrazza circostante al pilastro, a livello del suolo. Una grossa corda 
di crine vegetale si avvolge a spira intorno alla porzione del pilastro sporgente dal 
suolo; una grossa coperta di lana lo copre superiormente, di modo che le esterne 
variazioni di temperatura non possono trasmettersi che molto lentamente al blocco 
di muratura. 
Le tre delicate livelle applicate alla base dello strumento, e le due costanti di 
inclinazione e di azimut conservantisi pressochè invariate per lunghi pediodi di tempo, 
e solo soggette a lievi variazioni periodiche coll’ora e colla temperatura, confermarono 
sempre la più che sufficiente stabilità dello strumento. 
Le principali costanti dello strumento sono le seguenti: 
Apertura dell’obbiettivo . . . 0.068 
Distanza focale dell’obbiettivo . 0.90 
Valore della parte della livella 05.0733. 
Il micrometro oculare porta 9 fili fissi distribuiti in un gruppo centrale di 5 fili 
e due coppie di fili laterali, ed un filo mobile. Le distanze angolari dei fili da 
quello centrale, ripetutamente determinate col metodo astronomico, espresse in tempo, 
sono le seguenti: 
Filo I ‘445.058 Filo IN 485.798 
dI SOS » VIII 28.350 
» III 14.841 » VII 14.610 
n IV 6.969 dI 7.650 
