PERI greta 
ove v è il numero totale delle osservazioni, x il numero delle serie. L’ errore medio 
unitario E corrispondente al terzo gruppo si ottenne trattando in modo analogo le 
differenze a — n. Si ebbero così i valori 
E, = 04,484 , Ei ==0#416 , Ma=0305 > 
Gli errori medî dei risultati di ognuna delle serie si ottennero colla formola 
E 
e= To ; 
dove n è il numero delle osservazioni costituenti la serie. 
Gli errori medî dei risultati ottenuti colle combinazioni alternate si calcolarono 
infine colla formola 
e= + p/a: + 9 4 93° +4. 
La precisione dei risultati avuti tenendo conto anche delle letture sugli indici 
si determinò colla formola 
& = Ve + en} + «nr 9 
Csri= 04,108 El = 014,095 
dove 
sono gli errori medî delle letture fatte sugli indici. Più precisamente i valori di I° 
ed I”, dati nei quadri seguenti, sono ciascuno la media di quattro letture semplici, 
epperò anche i precedenti valori di sy ed ey sono quelli che corrispondono a dette medie. 
La precisione del metro degli Archivî non essendo nota, si ritenne la sua lun- 
ghezza come data esattamente. 
Nei risultati finali, cioè nelle equazioni assolute dei metri M' M” ed N, si sostituì 
l’error probabile all'errore medio, scrivendolo di fianco ai risultati preceduto dal segno = . 
I METRI COMPARATI SONO: 
M° metro d’acciaio con punte rivolte in giù. 
M° metro d’acciaio con testa d’agata. 
N metro d'acciaio N. 8 della Commissione metrica superiore. 
A metro in platino degli archivi del Regno. 
NOTAZIONI 
ADOPERATE NELLE TAVOLE SEGUENTI: 
IT = indice superiore. 
I = » inferiore. 
6° = temperatura dell’aria indicata dal termometro alla parte superiore del metro. 
d = ” » » » » inferiore del metro. 
60 = 3 (94+ 0”) temperatura media del metro. 
t = temperatura del muro, indicata dal termometro posto nell’interno del muro. 
D; = distanza tra i microscopii alla temperatura #. 
d = scostamenti dei D; — M;; dalla loro media. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MemorIE — Vol. I, Ser. 5.2 
«di 
