LO O Eee 
Senza entrare in particolari relativamente a questo apparecchio ben noto, qui si 
rammenterà solo che il confronto si effettua così: Si assume come costante C del 
comparatore la distanza fra la punta della vite micrometrica, quando il tamburo segna 
zero, e la punta della leva di sensibilità, quando la sua linea di fede cade nell'in- 
crocicchio dei fili del microscopio. Questa distanza si assume un po' maggiore della 
lunghezza dei due metri che si vogliono comparare. Disponendo ciascun metro succes- 
sivamente colle teste affacciate alle due punte, si gira la vite micrometrica spingendo 
il metro contro Ja leva di sensibilità, finchè la linea di fede di questa cade nell’in- 
cerocicchio dei fili del microscopio. Se 4 ed 7 sono le letture fatte sulla tamburella 
del micrometro col metro A e col metro N rispettivamente, si avrà 
O_-A=%, 
O-N=%., 
e quindi 
N-A=a—n. 
La comparazione venendo eseguita a temperatura costante, a meno di lievissime 
oscillazioni, riesce del tutto insensibile l’effetto della diversa dilatazione del metro e 
del banco di ghisa del comparatore. 
Per rimuovere ogni possibilità di errori sistematici, si ebbe sempre l'avvertenza 
di spostare, fra un confronto e l’altro, tanto il banco quanto la vite micrometrica. 
Per comprendere il modo col quale venne determinata la precisione dei risultati, 
si tenga presente che le comparazioni furono divise in tre gruppi, risultante ciascuno 
da parecchie serie di osservazioni, così : 
Gruppo Metri comparati Serie di osservazioni 
A M' ed M” TIA ALARIAVI 
B M' M” ed N TRI LITRISVARVARViAViALI 
C A ced N Li 10 
I confronti dei primi due gruppi furono poi eseguiti in doppio modo, cioè prima 
tenendo conto delle sole letture fatte sugli estremi del metro, poi tenendo conto anche 
di quelle fatte sugli indici, corrispondentemente alle due equazioni 
D—=-M=mt—m0' 
L-M=m-m+T+1. 
La precisione dei risultati ottenuti applicando la prima equazione, si ottenne nel 
seguente modo. Si determinarono gli errori medî dell’urità di peso E, Es dei gruppi 
A eB, facendo le medie dei valori ottenuti per D; — M;; in ogni serie, poi formando 
gli scostamenti d dei singoli valori dalla media, ed applicando da ultimo la formola 
sy 
