IO OE 
I coefficienti di dilatazione dei due metri M' ed M” vennero determinati dal 
dott. Ascoli col di/atometro di Fiseau (Vedi Allegato), e sono i seguenti : 
BOTA) Ie ARISTON, gg Sa = 107° (10232 = 38.) 
coefficienti di dilatazione del metro M ) Be 102 ds 08) 
a mol a=107°(10006 = 38 ) 
“— X5=10-°( 10,9= 0,5) 
Il metro veniva sospeso verticalmente davanti ai microscopî per mezzo dell’arma- 
tura già descritta (V. M. $ X), e disegnata in M nella fig. 1°, le cui viti di ret- 
tifica permettevano di disporne con tutta esattezza le punte terminali sulla verticale 
fisicamente individuata dai due punti d'incontro degli assi dei microscopî inferiori e 
dei microscopî superiori. 
$ XIII. — Comparazione dei metri. 
I microscopî di misura, fissati nel muro sulla stessa verticale ed alla distanza 
di circa un metro l'uno dall'altro, costituivano, coi microscopî di spia e cogli indici, 
un eccellente comparatore verticale. Si è quindi approfittato di questa disposizione 
di apparecchi per eseguire la comparazione dei metri. 
Ritenute le precedenti notazioni, ($ XI) si ha 
D_M=m'—wm', 
L_M=m'-m+IT+I". 
La temperatura nella sala del pendolo, durante tutto il periodo delle osservazioni, 
venne mantenuta a 15°: le sue oscillazioni, come risulta dai quadri seguenti, non su- 
perarono mai i quattro o cinque centesimi di grado, mentre ancora più piccole e più 
lente furono le variazioni nella temperatura del muro, rivelate dal termometro interno 
ad esso. 
Per tener conto delle prime si indichi con 0 la temperatura del metro, con My 
la corrispondente lunghezza, con M,; la sua lunghezza a 15°, con 4 il suo coefficiente 
di dilatazione lineare per 1°. L'osservazione dà 
D—-Me=mwm'— m' 
essendo D, la distanza attuale fra gli zeri dei microscopî, alla temperatura # del muro. Ma 
Mo=M5+(0—15)8, 
quindi 
D—-Me=D,—M;—-(0— 15)2. 
Poichè 9, come si è detto, non differisce da 15° che per pochi centesimi di grado, 
si potrà porre X = 10#, epperò si avrà 
Di—-My;=m'"—m' 4 (0— 15) 10. 
