SO Are 
Per eseguire il puntamento delle mire dei pendoli coi microscopî, i fili del mi- 
crometro oculare venivano portati a collimare il vertice della mira nel senso indicato 
dalla freccia, nella annessa figura: in quelle condizioni la 
collimazione si faceva con molta precisione, giacchè lo sco- 
stamento medio fra le osservazioni di diversi operatori di rado 
superava una parte del micrometro (circa 04,3). Quando in- 
vece sì collimava la punta superiore del metro, facendo gi- 
rare la vite del micrometro sempre nel senso diretto, allo 
scopo di evitare l’ errore del passo perduto, cioè movendo 
come precedentemente i fili nel senso della freccia, l’ osser- 
vazione riesciva notevolmente meno precisa, e le discordanze 
fra i diversi operatori erano più sentite di prima. 
Per evitare questo inconveniente, e ridurre le osserva- 
zioni sul metro nelle identiche condizioni di quelle eseguite 
sulle mire dei pendoli, si fece costruire un nuovo metro pure 
d'acciaio, con entrambe le punte rivolte in basso, il quale 
in seguito verrà indicato con M' (Vedi fig. 52). La estremità 
superiore è attraversata da due fori cilindrici ad assi ortogo- 
nali, cioè l'uno praticato nel senso della larghezza, l' altro 
nel senso dello spessore del metro. Nel: punto d'incontro degli assi dei due fori è 
situata la prima punta di packfong, la quale così, quando il metro è disposto per la 
misura, riesce contemporaneamente visibile dal microscopio di osservazione e da quello 
di spia. La seconda punta, pure di packfong, è applicata alla testata inferiore sul 
prolungamento dell'asse del metro, ed è protetta da un cilindretto d'ottone, forato ana- 
losamente nel senso della larghezza e dello spessore del metro, in guisa da riescire 
anch'essa visibile ad un tempo dai due microscopî inferiori. Il cilindretto è ricoperto 
da un'armatura girevole, nella quale sono praticati dei fori in corrispondenza a quelli 
del cilindretto, in guisa da aprire o da intercettare a piacere l’adito alla punta. 
Questo metro venne usato durante il periodo delle prime sei esperienze, nei quale 
si dovette però notare che esso presentava un altro inconveniente. Sulle punte termi- 
nali si andava depositando del pulviscolo, il quale aveva per effetto di aumentare la 
lunghezza apparente del metro, e, quantunque prima di incominciare una serie di os- 
servazioni si avesse sempre la cura di pulire le punte con un delicato pennello, si 
aveva sempre il dubbio che vi restasse ancora aderente qualche impurità. 
Per rimuovere anche questo dubbio, si fece costruire un nuovo metro d' acciaio 
M”, (Vedi fig. 6) colle testate costituite da due piastrine d'agata incastrate a coda 
di rondine nell’acciaio, alle quali per mezzo di due armature furono affacciate due punte. 
La lunghezza del campione era misurata dalla distanza fra i due piani d'agata, e la 
collimazione degli estremi si faceva col metodo di Fizeau, bisecando col filo micro- 
metrico l'intervallo fra la immagine diretta e la riflessa di ciascuna punta. Anche qui 
le armature furono munite di fori laterali, in modo da rendere le punte visibili con- 
temporaneamente ai microscopî di misura ed a quelli di spia. Con questo metro ven- 
nero eseguite tutte le rimanenti esperienze. 
