SR E 
zione: esso invece è interamente eliminato dalla seconda. Cioè mentre le differenze 
fra i valori successivamente ottenuti per la distanza D risultano dall’ insieme delle 
variazioni avvenute nel muro e nelle inclinazioni degli assi dei microscopî rispetto ad 
esso, le differenze fra i valori contemporaneamente ottenuti per L provengono solo 
dalle deformazioni del muro. 
Per poter disporre le estremità del metro nella posizione occupata dagli indici, 
era necessario che questi potessero venire successivamente rimossi e ricondotti alla 
posizione di prima. La montatura degli indici fu perciò fatta fissando nel muro, in pros- 
simità di ciascun microscopio, un asse d'acciaio A (Vedi fig. 3 della tavola finale) fina- 
mente lavorato, come un asse di un teodolite, sul quale viene ad imperniarsi una colonna 
forata C che regge il supporto S della punta P, e permette a questa un movimento di 
rotazione intorno all'asse. Una vite V situata alla sommità della colonna C, munita 
di controdado D e terminata da una piccola sfera E, la quale si adagia in una cor- 
rispondente cavità conica praticata nell’asse, permette di regolare la frizione fra questo 
e la colonna, in modo che la rotazione avvenga con movimento dolce e senza ondulazioni. 
Per disporre le punte nel campo del microscopio si fa ruotare tutto il sostegno 
intorno al perno, finchè l'appendice B viene ad incontrare un opportuno arresto contro 
cul vien mantenuta per mezzo di un pistolotto a spirale (Vedi la fig. 1% dove gli indici 
sono disegnati in I ed I° ed i loro arresti in L ed L'). Col sussidio di tre coulisses, 
mosse da tre viti V, Va V3, si comunicano allora alla punta tre movimenti orto- 
gonali, coi quali si riesce a portarla sulla verticale del pendolo ed in prossimità dello 
zero del micrometro. 
Si è verificato, spostando moltissime volte l’' indice e rimettendolo a posto, che 
esso riprende sempre l'identica posizione di prima; cioè le differenze fra le letture 
fatte sull'indice, dopo ciascun spostamento, non eccedono mai in generale l’errore di 
puntamento del microscopio. Gli indici sono pertanto da ritenersi come invariabilmente 
collegati al muro. 
A conferma di quanto è sopra riferito, si riportano qui alcune delle letture. fatte 
sugli indici nei primi tempi delle esperienze : 
Indice inferiore Indice superiore 
30 Novembre 1883 
58,129P,6 58 148P,6 
sì spostano e si rimettono gli indici » 128, 6 » 144,3 
’ » ” » 131,0 » 143,3 
” ” ” » 129, 8 » 142, 4 
1 Dicembre 
58,131P,2 58,145P,8 
sì spostano e si rimettono gli indici » 130, 3 » 145 4 
” ’ » » 131,4 » 145, 5 
’ ’ ” » 131, 2 » 145, 8 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MeMmorIE — Vol. I, Ser. 5°. 4 
