DE RO Ona 
giungesse il filo micrometrico. Con un tasto a mano si registrava al cronografo l'istante 
della coincidenza, e quindi si faceva la lettura della scala. Spostando il filo micro- 
metrico verso la posizione d’ equilibrio del filo oscillante, si compievano così quante 
osservazioni occorrevano. 
Per rendere più precisa l'osservazione, il puntamento si faceva sopra uno dei bordi 
dell'immagine del filo; e precisamente durante la prima metà delle esperienze esso 
si fece collimando il bordo sinistro apparente, durante la seconda metà collimando il 
bordo destro apparente. | 
Naturalmente in questo sistema, invece degli angoli d'ampiezza, si leggevano le 
loro tangenti rispetto a due cerchi i cui raggi sono quelli sopra citati: queste tangenti 
verranno in seguito designate col nome di e/orgazioni. Ognuna di esse si otteneva per 
differenza, sottraendo dalla lettura, fatta sulla scala in ogni singolo puntamento, la 
media di quelle fatte prima e dopo l’esperienza nella posizione di quiete del pendolo 
(lettura origine). 
$ XI. — Deformazioni del muro. — Indici o punte di spia. 
Coi metodi precedentemente esposti, e scegliendo convenientemente la temperatura 
della sala del pendolo di poco superiore alla media bimestrale delle temperature esterne, 
in ciascun periodo di esperienze, si riescì a limitarne le massime oscillazioni a tre 0 
quattro centesimi di grado, ossia a ridurle così piccole da non avere più alcuna influenza 
apprezzabile sulle grandezze da misurare. 
Il muro di sostegno dei microscopî venne difeso nel miglior modo possibile, con 
uno schelmo di flanella, dalle irradiazioni degli osservatori. Il termometro interno ad 
esso indicò sempre del resto con quale estrema lentezza il calore vi penetrasse; tanto 
che per ogni nuova temperatura media adottata, fu necessario mantenere riscaldate la 
sala del pendolo e quella d'osservazione per lunghi periodi, non mai inferiori a 12 0 
15 giorni, prima che il suddetto termometro mostrasse essersi raggiunto, anche nel- 
l'interno del muro, l'equilibrio termico. 
Restava però sempre il dubbio che, essendo il muro collegato col resto dell'edi- 
ficio, esso potesse subire deformazioni, le quali producessero degli spostamenti negli 
assi dei microscopî di misura. Perciò si stabilirono davanti agli obbiettivi dei micro- 
scopi degli 7rdzci, dei quali è disegnata la forma nella fig. 32 della tavola finale, con- 
sistenti, in ultima analisi, in punte sommamente delicate da collimarsi per mezzo dei 
micrometri. 
Se le punte fossero fisse e indipendenti dal muro, è chiaro che qualunque inar- 
camento o irregolare dilatazione di questo si tradurrebbe in una variazione delle let- 
ture micrometriche fatte sulle punte. Ma queste essendo supportate da due sostegni 
fissati nel muro, ciascuno in prossimità di un microscopio, l'osservazione delle punte 
non può garantire altro che la stabilità degli assi dei microscopî rispetto alla porzione 
di muro nella quale essi sono infissi. Si può però determinare lo spostamento com- 
plessivo degli assi dei microscopî, l'uno rispetto all’altro, affacciando ad essi le estre- 
mità di un metro campione, e misurando la distanza fra gli zeri dei micrometri. 
