SEO 
Tutto l'apparecchio è sorretto dalle sbarre LL infisse nel muro. Una vite M fissata 
al carretto E, col passo di un millimetro, attraversa la tamburella N munita di chioc- 
ciola corrispondente, di modo che un giro completo del tamburo produce uno scorri 
mento del carretto eguale ad un millimetro. Il numero intero dei millimetri è indi- 
cato dall’indice I e dalla scala S, mentre la rotella del tamburo, divisa in 100 parti, 
permette di valutare il centesimo di millimetro. La molla di contrasto P, fissata per 
DIAMANTI 
P J 
un estremo al carretto e per l’altro estremo al suo supporto, è destinata ad impedire 
l'errore del passo perduto: Q è una massa di contrappeso. 
Le distanze dell'asse di collimazione del cannocchiale dall'asse di rotazione del 
pendolo sono le seguenti : 
colla sospensione inferiore mm. 833,5 
” ” superiore » 1333,0. 
In questo modo l'apparecchio per la misura delle ampiezze venne ridotto ad un 
vero e proprio istrumento di precisione, e venne completamente eliminato l'errore di 
parallasse, inevitabile quando si voglia leggere la proiezione del filo oscillante su una 
scala graduata. 
Il puntamento si effettuava nel seguente modo. Nel momento della osservazione, 
abbassando la opportuna spina del commutatore, si accendeva la lampadina applicata 
alla opposta parete della sala del pendolo, la quale proiettava la sua luce su un vetro 
smerigliato interposto fra essa ed il pendolo, nella vicinanza del pendolo stesso. Il filo 
oscillante allora appariva nero in campo luminoso. Si portava il filo microme- 
trico verticale del cannocchiale in prossimità della estrema escursione del filo del 
pendolo, e si attendeva che questo, decrescendo le sue ampiezze d' oscillazione, rag- 
