BEATO 
todo di osservare con un cannocchiale un raggio di luce riflesso da un piccolo specchio 
fissato all'estremità del cilindretto stesso. 
Il pendolo si metteva poi in movimento col mezzo dell’eccertzieo agente dall'alto 
in basso sulla lamina di sospensione, sincronamente alle oscillazioni del pendolo, col 
metodo cioè suggerito dal prof. M. Ascoli (V. M. $ XIII); e veniva arrestato col 
sussidio delle frange di seta, colle quali circondavasi la palla oscillante (V. M. $ XVII). 
$ IX. — Microscopî di misura. 
I microscopî di misura, sostenuti da armature incastrate in due finestre rettan- 
golari praticate nel muro, alla distanza di circa un metro l’una sopra l'altra, si ag- 
giustavano nella loro esatta posizione per mezzo di viti di correzione, delle quali sono 
fornite le armature stesse. 
Il collocamento in un piano verticale degli assi dei due microscopî di spia con- 
seguivasi colla osservazione dei due lembi di un filo a piombo. 
La verificazione della orizzontalità delle due coppie di fili paralleli dei micro- 
metri, dopo molti tentativi, che qui è inutile rammentare, si eseguì col seguente pro- 
cedimento. Presentato ai microscopî il metro (munito di una punta su ciascuna delle 
testate), si teneva dapprima la punta inferiore sulla verticale dell’ incrocicchio del 
micrometro I (inferiore), e si portava la punta superiore successivamente sulla verticale 
dell’incrocicchio del micrometro II (superiore), poi a sinistra ed infine a destra, mi- 
surando in queste tre posizioni le distanze fra gli zeri dei due micrometri. 
ua et —. 
Microm. II 
Posizione 1° Da x 3a 
Microm. I. ___ 0 = 
x pd 
Microm. II. 9 = a 0) Ord 
Posizione 4° 
Microm. I. 
