SL 
La seconda mira venne invece munita di due fili di platino riunentisi in una punta 
unica (V. Tav. finale, fig. 8°), destinata essa pure, colla sua immersione in un me- 
nisco di mercurio, a trasmettere una corrente attraverso il filo di sostegno della palla. 
VII. La palla: come già si è detto, le palle usate furono nove; esse furono lavo- 
rate con un tornio da sfere Goldmann. La fusione del platino venne eseguita a Londra, 
quella dell'alluminio a Parigi: siccome però la palla d'alluminio presentava qualche 
leggiera porosità, si credette utile ricoprirla da un sottilissimo strato di vernice. I dia- 
metri ed i pesi delle palle vennero già dati nel S II. 
Le esatte dimensioni ed i pesi delle diverse parti costituenti il pendolo sono re- 
gistrati nei Quadri riassuntivi finali, insieme agli altri elementi necessarî alla for- 
mazione delle equazioni generate. 
S VIII. — Sospensione del pendolo. 
Per la sospensione del pendolo venne conservato il medesimo apparecchio già 
adottato nella serie di esperienze pubblicate (V. M. $ XII). Esso viene sostenuto da 
un grosso parallelepipedo di legno compatto, bollito prima nell'olio e fissato nella sala 
del pendolo in alto del muro che porta i microscopî, con una delle sue facce disposta 
verticalmente e parallelamente alla superficie del muro. 
Per variare quanto più fosse possibile le condizioni d' esperienza, si adottarono 
due diverse lunghezze tanto pei pendoli lunghi quanto pei pendoli corti, fissando l’ap- 
parecchio di sospensione per una metà delle esperienze alla parte inferiore del paral- 
lelepipedo, e per l’altra metà alla parte superiore (Vedi la Tavola finale, fig. 12 ove la 
prima posizione F è segnata a tratto pieno, la seconda F' con linee punteggiate). 
Queste due posizioni dell'apparecchio, distanti verticalmente l'una dall'altra di circa 
50 cm., si distingueranno, come già si è fatto, colle denominazioni di sospensione in- 
feriore e sospensione superiore. 
Il cilindretto intorno a cui si avvolge la lamina, durante le oscillazioni del pen- 
dolo, è di packfong ed è fissato allo spigolo di un prisma solidamente connesso con 
tutto l'apparecchio. La orizzontalità del cilindretto si verificò parecchie volte durante 
le esperienze, col seguente procedimento. 
Adattato all’apparecchio il pendolo lungo, e portatolo per mezzo della opportuna 
vite di correzione nella posizione più prossima al muro, si collocava sotto il pendolo 
un orizzonte fisso di mercurio, e, condotta la mira a piccola distanza dalla superficie 
libera, si misurava, per mezzo del microscopio inferiore, la distanza fra le due imma- 
gini diretta e riflessa della punta; si faceva quindi oscillare il pendolo per parecchie 
ore, misurandone la durata d’oscillazione. Sì allontanava quindi il pendolo dal muro 
(l'allontanamento era di circa 5 mm.), si riconduceva la mira alla precedente distanza 
dalla superficie del mercurio, e si determinava di nuovo la durata d'oscillazione del 
pendolo. La differenza fra le due durate d’ oscillazione, in tal modo misurate, riuscì 
sempre trascurabile, e ciò costituiva una prova palese della soddisfacente orizzontalità 
dell'asse di rotazione. 
Per accertarsi della stabilità del cilindretto, cioè per convincersi che non erano 
da temersi oscillazioni isocrone od armoniche a quelle del pendolo, si conservò il me- 
