LE 
L'intensità della corrente nel galvanometro è sensibilmente proporzionale alle 
variazioni di temperatura. 
Quando la temperatura si vuol mantenere al valor normale, le sue variazioni 
si compensano col termosifone. Se si vuol variare di 7 la temperatura normale, si 
deve spostare C di una lunghezza 4 data dall’equazione 
ACH a AB(14 er) 
AC—a  A'B'(14 1) 
dove a ed @' sono i coefficienti di temperatura delle resistenze dei due metalli. Se 
ne deduce 
Nel caso attuale, posto 
coe— 1050.0317 e' = 0,0004 
AG ==Tem30/7 gg, IO 
sl ottiene 
ge:= em. 0491 
L'esperienza diede 
i (CMA0A44. 
Osservando poi le deviazioni del galvanometro al variare della temperatura della 
sala, letta ai termometri a mercurio, si ottenne una deviazione di una parte della 
scala galvanometrica per 0°.00906 di variazione nella temperatura; cioè per ogni cen- 
tesimo di grado si aveva circa un centimetro di deviazione. Occorrendo si sarebbero 
potute avvertire variazioni di un millesimo di grado. 
Lo strumento fu adoperato continuamente durante le ultime esperienze col pen- 
dolo, e diede sempre ottimi risultati, come risulta, nei Quadri riassuntivi finali, dai 
dati riguardanti la temperatura della sala. 
$S VII. — Parti costituenti il pendolo. 
Tanto il pendolo lungo quanto il pendolo corto si,possono considerare costituiti 
da sette parti distinte cioè (Vedi la figura schematica dei pendoli) : 
I. La lamina, porzione AB di una lamina sottilissima di talco, variabile in 
lunghezza da una esperienza all'altra, avvolgentesi intorno al costolo S$ del cilin- 
dretto di sospensione. — In tutte le esperienze venne impiegata la stessa lamina 
della larghezza di cm. 0,535, dello spessore di cm. 0,002, il peso per ogni centimetro 
di lunghezza essendo di gr. 0,01033. 
II. La saldatura BC della lamina col filo, fatta a stagno. Le sue dimensioni 
sono le seguenti: altezza cm. 0,150, larghezza cm. 0,500, spessore cm. 0,096, ed 
il suo peso è di gr. 0,0538, 
