S VI. — Termoscopio elettrico. 
Il principale inconveniente del termoscopio metallico sta nella difficoltà della 
lettura. La collimazione col microscopio richiede sempre un tempo piuttosto lungo ed 
una attenzione speciale, ciò che diminuisce nello strumento il pregio della prontezza 
delle indicazioni. Questo difetto veniva poi aggravato dalla impossibilità di collocare 
il regolatore della temperatura (termosifone) a portata dell'osservatore, per cui doveva 
sempre scorrere un certo intervallo di tempo fra la lettura del microscopio e la 
corrispondente manovra della chiave del termosifone. 
Questi inconvenienti furono completamente eliminati colla introduzione del er- 
moscopio elettrico (‘), col mezzo del quale le osservazioni sì poterono fare in modo 
continuo ad un galvanometro collocato nella camera del termosifone, riducendosi ad 
una semplice lettura. 
L'apparecchio consta di una combinazione di Wheatstone, insensibile alle varia- 
zioni della pila e del galvanometro. I quattro lati del ponte rimangono tutti alla 
medesima temperatura: due di essi sono costituiti 
da due fili A B, A' B' l’uno di rame, l’altro di packfong 
lunghi ambedue quant’ è l'altezza della sala (circa 
4 metri), e tesi verticalmente a pochi centimetri 
l'uno dall'altro. Gli estremi BB' sono congiunti fra 
di loro; gli estremi AA' sono uniti ad un filo di 
packfong che forma gli altri due lati delponte AC, AC. 
In C sta un contatto formato da una pinza mobile 
lungo il filo mediante una vite micrometrica: C è 
congiunto con B—B' attraverso l'interruttore I e la 
BI pila P (un elemento Meidinger) collocati in altra 
camera: A ed A' sono congiunti attraverso un altro 
interruttore a un galvanometro Thomson (G) a immagine reale, posto presso il ter- 
mosifone. 
Le resistenze dei quattro lati del ponte si fecero pressochè eguali (circa 3,3); 
per ciò al filo di rame si diede il diametro di cm. 0,018, a quello di packfong di 
cm. 0,059. 
L'equilibrio elettrico del sistema si ottiene per una certa temperatura (normale); 
al variare di questa il rapporto delle resistenze AB,A'B' varia, perchè i due me- 
talli hanno un coefficiente di temperatura diverso; quello delle resistenze AC, AC 
rimane invariato. Per ciò parte del filo ACA' si potè collocare fuori della sala del 
pendolo, e precisamente in quella di osservazione, dove del resto la temperatura 
variava pochissimo. 
(1) Cfr. Moisè Ascoli, Sopra un termoscopio elettrico. Rendiconti della R, Acc. dei Lincei, 
vol. VI, 1890. 
