SSR MJen 
strati a forza nell'ottone (V. fig. 2? in d e 2/). Sopra questi si appoggiano due coltelli pri- 
smatici di acciaio ce, analoghi a quelli delle bilancie, i cui tagli passano rispettivamente 
pei centri di due dischi di ottone, muniti ciascuno di un grande foro circolare / pel 
passaggio della mensola, e di due fori allungati % pel passaggio delle viti v che im- 
pediscono al sistema di sbilanciarsi. Due viti m ed x fissano all'orlo del disco 4 due 
fili di platino / e g. L'estremo del filo / è avvitato ad un pezzo 7 scorrevole a cou- 
lisse, mediante la vite w, entro il pezzo p fissato al muro. All'estremo inferiore del 
filo g si unisce un’asticina di ottone 0, che porta il pezzo destinato alla collimazione. 
Questo si compone di un collare « saldato all'asticina da un secondo collare gi- 
revole 8, che può venir fermato da una vite di pressione, e porta una delicatissima 
punta orizzontale per la collimazione; di un terzo collare girevole y munito di due 
graduazioni, l’una in alto l'altra in basso, aventi lo scopo di facilitare il collocamento 
in azimut della punta. 
Il disco d' porta un analogo sistema di due fili /‘9' di alluminio, il primo dei 
quali ha l'estremo fissato ad un pezzo analogo a quello già descritto pel filo /. Il se- 
condo estremo termina pure con un'asticina di ottone o' alla quale invece del col- 
lare @ è fissato il pezzo a vite d': sopra questo si avvita il collare @', il quale gi- 
rando si sposta quindi verticalmente accompagnato dai collari Bey. 
Le due punte di cui sono provvisti i collari # B', affacciate l'una all'altra, ven- 
gono portate nel campo dell'uno o dell'altro dei microscopî DD', attraversanti il muro 
di divisione fra la sala del pendolo e la sala d'osservazione, di fianco ai microscopî 
di misura. Dei pesi applicati agli estremi delle asticine 00', ed immersi in un reci- 
piente pieno d'olio, smorzano le oscillazioni dei fili. 
I orandi spostamenti delle due punte, l'una rispetto all'altra, si ottengono colla 
vite d', mentre per i piccoli si ricorre alle viti w. Il movimento di queste viti non 
produce alcun spostamento orizzontale, perchè i fili discendono sempre tangenzialmente 
ai dischi d e d. Gli spostamenti orizzontali si ottengono colle viti e, colle quali si 
fa muovere a coulisse il pezzo di supporto delle due mensole @ ed 4. 
Il pezzo di sospensione è fissato alla testa di una sbarra robusta di ferro, ce- 
mentata nel muro all'altezza della sospensione del pendolo. In modo analogo sono 
sostenuti i pezzi inferiori p e p' cui sono fissati i fili. 
Due erano i vantaggi che si ottenevano con queste modificazioni: in primo luogo 
i fili, dei quali si osservava la dilatazione, avevano una lunghezza doppia di quella 
del filo del pendolo, ciò che aumentava di molto la sensibilità dell'apparecchio: in 
secondo luogo essendo le punte sostenute da pezzi completamente liberi e indipen- 
denti, la dilatazione non trovava alcun impedimento, come invece poteva accadere 
nell'antico modello. 
Per mettere poi il termoscopio in condizioni eguali a quelle del pendolo, si mo- 
dificava la disposizione a seconda che il pendolo era lungo o corto: si cambiavano 
cioè i fili e si trasportavano i pezzi p ad altri sostegni posti a conveniente altezza. 
Lo stesso si faceva per la sospensione superiore, che si poteva fissare a due diverse 
altezze, come quella del pendolo (Vedi in seguito S VIII). L'esperienza però dimostrò 
che, nelle ottime condizioni termiche in cui si operava, tali trasporti erano superflui. 
