vece la porzione del tubo contenuta nella sala del pendolo venne annerita con nero fumo. 
In questo modo, con una sola lampada Bwrsen a tre becchi, si riesciva a portare 
all'ebollizione la massa d'acqua molto considerevole contenuta nell'apparecchio. 
Il sistema di riscaldamento ad acqua calda presenta una notevole regolarità, ed 
anzi può dirsi in certo qual modo autoregolatore. Infatti se l'ambiente si raffredda, 
si raffredda anche l'acqua del serpentino, aumenta la differenza di temperatura fra 
questo e la caldaia, ciò che accelera la velocità della circolazione. Ma allora, entrando 
l'acqua a temperatura maggiore nel serpentino, diminuisce il dislivello di temperatura 
fra questo e la caldaia, ciò che tende a rallentare la circolazione: ne segue quindi 
che a poco a poco, per la disposizione stessa delle cose, tende a stabilirsi un regime 
uniforme. 
Per correggere le variazioni di temperatura, sempre inevitabili, rivelate dai ter- 
mometri e termoscopi, dei quali ora si parlerà, nel punto in cui il tubo attraversa 
la parete venne collocata una chiave graduata, la cui manovra fatta a mano, e co- 
mandata dalle indicazioni dei termoscopi, riesciva molto facile dopo qualche tenta- 
tivo preliminare. 
Inoltre la temperatura dell'acqua nel vaso di espansione veniva mantenuta co- 
stante, entro limiti molto ristretti, da un regolatore automatico a tensione di vapor 
d'alcool: esso è perfettamente analogo nella sua costruzione a quello descritto nel- 
l’Allegato 1° ($. 2), Sulla misura della dilatazione dell'acciaio e dell’argentano. 
Nella figura il tubo contenente l'alcool è rappresentato in R. 
In B era collocata una bottiglia a doppia tubulatura, comunicante per mezzo 
di un sifone col vaso di espansione, la quale serviva a indicare il livello dell’acqua 
interna, ed a introdurne della nuova per supplire alle piccole perdite dovute alla eva- 
porazione. 
Gli abbassamenti di temperatura, nella sala del pendolo, erano poi facilitati 
dall'uso di un tubo di piombo lungo circa 25 metri, derivato direttamente dai con- 
dotti dell'acqua potabile (acqua Marcia), e svolgentesi a spire nella detta sala. 
Questo tubo attraversava la parete divisoria SS accanto al serpentino dell’acqua 
calda, ed era esso pure munito di chiave graduata, analoga a quella del termosifone. 
Anche la manovra di questa chiave era regolata dalla osservazione continua dei 
termoscopi. 
$S V. — Termometro metallico. 
Oltre ai termometri a mercurio, per la valutazione delle temperature, si adoperò 
nelle prime esperienze un fermoscopio metallico, destinato a rivelarne prontamente 
anche le piccole variazioni. Nelle ultime esperienze esso venne sostituito da un /er- 
moscopio elettrico. 
Il principio del termoscopio metallico venne già esposto (V. M. $ XVI): la sua 
costruzione venne però notevolmente modificata. 
Nella fig. 1* della tavola finale è disegnato l'insieme dell'apparecchio. Due menso- 
lette robuste 44’ portano superiormente due piani d'acciaio finamente lavorati e inca- 
