Ls 
tezze (cioè all'altezza della sospensione ed alle due altezze che successivamente assu- 
meva la palla in due esperienze coniugate), una per il cannocchiale delle ampiezze 
situato dietro la piccola finestra rettangolare CC, e due peri microscopi del /ermo0- 
metro metallico D DI. Queste ultime due divennero inutili quando al /ermometro 
metallico sì sostituì l’elettrico, le cui osservazioni venivano fatte al galvanometro 
collocato nella sala Q (V. in seguito $ VI). 
Le lampade destinate ai microscopi di misura furono usufruite anche pei 722c70- 
scopi di spia BE, fissati al muro verticalmente l'uno sopra l’altro, all'altezza dei 
microscopî di misura, e cogli assi disposti in un piano ortogonale a quello deter- 
minato dagli assi di questi ultimi. Essendo la camera del pendolo lunga circa 8 metri, 
il fascio di luce proveniente dalle lampade si spandeva abbastanza per potere essere 
in parte raccolto da una seconda lente, in vicinanza del pendolo: per mezzo della 
interposizione di un prisma a riflessione totale, la luce veniva diretta secondo l'asse 
dei microscopî di spia. 
Il tempo del regolatore astronomico, addossato alla parete SS", veniva letto 
dalla sala Q, destinata ai crorografi, per mezzo di un cannocchiale, attraverso ad 
una lente fissata nel muro S” S''. Era però sufficiente fare tale lettura una sola volta 
al giorno, per mettere d'accordo i secondi del regolatore con quelli di un pendolo 
ausiliario, situato nella stessa sala Q presso i cronografi. 
In virtù di tutte queste disposizioni, nella sala del pendolo si entrava solo du- 
rante il tempo necessario per il cambiamento e la sistemazione delle palle, dei fili 
e dei metri davanti ai microscopî, lasciando poi per molte ore tranquilli gli appa- 
recchi, prima di incominciare le esperienze, in guisa che essi potessero mettersi in 
equilibrio di temperatura anche nelle loro parti più interne. 
Lo esperienze vennero eseguite esclusivamente durante la notte, allo scopo di evi- 
tare l'influenza dei tremiti, sensibilissimi nelle ore meridiane, malgrado il locale sia 
appartato da vie frequentate. Tali tremiti che si calmavano durante la notte, rico- 
minciavano nelle prime ore del mattino, accusando il risveglio di lontani quartieri della 
città, e si manifestavano sotto forma di rapide vibrazioni nei fili metallici dei pen- 
doli, vibrazioni che in un tempo brevissimo si andavano smorzando fino e spegnersi 
del tutto, per poi rinascere di continuo senza un momento di sosta. 
S IV. — Mantenimento della temperatura. — Termosifone. 
Durante la serie delle esperienze pubblicate nella prima Memoria, la tempera- 
tura veniva mantenuta per mezzo di fiamme a gas, opportunamente regolate, e col- 
locate sia nella sala stessa del pendolo, sia nelle camere circostanti. Molti giorni 
erano necessarî per raggiungere l'equilibrio termico delle pareti, e, dopo raggiunto, 
occorreva ancora una sorveglianza continua e laboriosissima. Dovendo di più entrare 
spesso nella sala del pendolo, non era possibile evitare oscillazioni di temperatura 
raggiungenti spesso parecchi decimi di grado. 
Per eliminare questi inconvenienti si pensò di ricorrere ad un sistema a circo- 
lazione continua di acqua calda (termosifone). Dopo qualche tentativo venne adottata 
la disposizione seguente. 
