— 150 — 
ALLEGATO 
Misura della dilatazione dell’ Acciajo e dell’ Argentano, mediante l’appa- 
recchio di Fizeau (!). Nota del dott. M. AscoLi. 
1. In una Nota pubblicata nel 1883 (2) ho dato il risultato delle misure eseguite 
per determinare la costante dell'apparecchio, cioè la dilatazione del treppiede di rame 
che serve di sostegno al corpo sottoposto a studio ed alla lente cui sono dovuti i feno- 
meni di interferenza, fondamento del metodo di Fizeau. Ora ho trovato necessario di 
fare una piccola correzione al coefficiente di dilatazione dedotto dalle mie esperienze. 
Infatti dai risultati delle 8 serie di ‘esperienze, riportati in fine della Nota citata, si 
deducono i seguenti valori del coefficiente medio tra 0° e 100° (o tra 20° e 80°): 
I serie 0,000016756 
II ” 16801 
INN ce 16767 
TIVA 16762 
V > 16722 
Vr 16753 
VII» 17150 
VIII » 16756 
Tutti questi valori sono perfettamente concordanti tra di loro, se si eccettua il 
settimo, che è pure quello affetto da massimo error probabile. La media di tutti è 
0,000 016808 = 
0,000 000033, 
che dà scostamenti tutti negativi, tranne uno solo. 
Se si esclude il 7° valore si ottiene invece la media 
0,000 016760 + 
0,000 000006, 
molto vicina a tutti i singoli valori trovati, ed avente un error probabile più che 
cinque volte minore del precedente. L'esclusione della settima serie è dunque com- 
pletamente giustificata. Per tal modo, tenuto conto dei pesi proprî alle varie deter- 
minazioni, si ottengono per i due coefficienti 4, e b. i valori 
dp = OTO (Ae == 7) 
DIIMOR(0028==40498) 
invece di 
i =I107 (577 == 59) 
b., = 107° (8,90 == 0,41) 
La differenza non supera il valore dell’error probabile, il quale però risulta note- 
volmente diminuito. Nelle successive esperienze ho adoperato i coefficienti ora calcolati. 
(1) In alcune di queste misure, eseguite durante gli anni 1883 e 1884, nel laboratorio della 
R. Scuola d’applicazione di Roma, fui coadiuvato dal sig. dott. M. Cantone. 
(£) V. Mem. della R. Accad. dei Lincei, 1882-83, serie 3%, vol. XVI, pag. 
